419 
günstigt, gelang es uns auch trotz des tiefen Schnees, welcher stel- 
lenweise die höhern Regionen bedeckte, unser Hypsometer auf dem 
Gipfel der Wand selbst spielen zu lassen. 
Die nöthigen Instrumente. 
Ehe wir auf die Specialitäten unserer Excursion eingehen, dürfte es 
nicht unpassend sein, die Ausrüstung dazu anzugeben. -— In neuerer 
Zeit, wo die Scheilewand, welche man zwischen den einzelnen Na- 
turwissenschaften aufgeführt hat, inmmer mehr zu fallen beginnt, hat 
auch die Botanik aufgehört, abgeschlossen von den übrigen Disciplinen 
dazustehen. Wie sie sich in dem physiologischen Theil mit der 
Chemie verbunden hat, so ist es hinwiederum in der Pflanzengeo- 
graphie neben der Geognosie vorzugsweise die Physik, auf welche 
sie sich stützt. Mit physikalischen Apparaten versehen muss fortan 
der Botaniker die verschiedenen Höhen durchwandern, und nur durch 
diese Methode haben wir die schönen Resultate erlangt, welche ge- 
genwärtig die Wissenschaft zieren. — Bei der Auseinandersetzung 
unserer Instrumente erwarte man nicht eine Beschreibung des Ba- 
rometers zu finden; bei all seinen ausgezeichneten Eigenschaften 
hat derselbe doch den wesentlichen Fehler eines grossen sehr un- 
"bequemen Volumens und einer grossen Zerbrechlichkeit: Hindernisse, 
welche hinreichten, dieses herrliche Instrument den reisenden Bo- 
tanikern fast unbrauchbar zu machen; und doch sind die Bestimmun- 
gen der Höhen für die Arbeiten des Botanikers mit jedem Tage 
Wichtiger geworden! 
Weit grössere Vortheile zeigte uns eine andere Methode, die 
Höhe des Ortes aus der Temperatur des siedenden Wassers zu be- 
stimmen. Das hiezu nöthige Instrument, das Thermobarometer 
(oder Hypsometer), erhielt in den letzten Decennien so wesentliche 
Verbesserungen, dass die Genauigkeit der Resultate jenen des Ba- 
rometers nur wenig nachgeben; dabei ist das Instrument wegen sei- 
ner Kürze ungleich transportabler. 
Das Princip des Thermobarometers ist im Wesentlichen dasselbe, 
wie beim gewöhnlichen Thermometer; eine Kugel mit Quecksilber 
gefüllt mündet in eine luftleere Capilfarröhre, an welcher die Grade 
abgelesen werden. Allein um die letzteren so yross als möglich zu 
erhalten, wird ober dem Quecksilber - Behälter eine Erweiterung der 
Röhre angebracht, welche alles Quecksilber aufnimmt, ehe er jene 
Grade der Erwärnung erreicht, welche für den Gebrauch des Instru- 
mentes zum Höhemessen nothwendig sind. Bei unserem Instru- 
mente z. B., verfertigt von A. Greiner in München, tritt das Queck- 
silber erst bei 85,50° in die graduirte Röhre; die Scala steigt dann 
26 
