42h 
Erläuterungen. 
Der Barometerstand in München ist nach den Beobachtungen 
angegeben, welche Hr. Professor von Steinheil täglich 3 mal in 
München anstell. Da unsere Beobachtungsstunden mit den seini- 
gen nicht stets zusammenfallen konnten, so wurden Differenzen durch 
entsprechende Proportionalwerthe ausgeglichen. Hrn. Prof. v. Stein- 
heil’s Barometer hängt nach vielen Beobachtungen 24° über dem 
Boden der Frauenkirche, also 1592’ über dem Meeresspiegel; diese 
Zahl wurde zu jenen Resultaten addirt, welche ich nach der Formel 
h= 56320 (log b—log b/) erhielt, um die absolute Höhe eines Ortes 
zu finden. Alle Barometer- Angaben sind auf die Temperatur von 0° 
redueirt; jene Zahlen, welche (in Spalte Nro. 7) ‚den entsprechen- 
den Barometerstand“ in Millimetern wieder geben, sind der Tabelle 
in Dove’s Repertorium I. Band entnommen, Sie gelten mit voll- 
kommeuer Genauigkeit für kein Hypsometer, da die Grade des Hyp- 
someters nicht die wahren Temperatur-Grade sind. Verschiedene 
Hindernisse bei der Construction dieses Apparates machen es näm- 
lich unmöglich, die Theilung bis auf Hunderte] eines Grades genau 
einzustellen. Jedes Instrument hat demnach nur relative Giltigkeit, 
und muss mit einem Barometer verglichen werden; das unsrige ist 
mit einem Barometer des Hrn. von Steinheil verglichen, welches 
mit dem Normalbarometer der Sterowarte zu Paris harmonirt. Aus 
diesen vergleichenden Versuchen ergab sich, dass die Angaben un- 
serer Scala stets un 0,78mm zu nieder sind In der Tabelle ist 
der Stand des Instrumentes aufgezeichnet, wie er sich beim Ablesen 
ergab. Auf diesen beziehen sich auch die angegebenen Werthe des 
Barometers in Millimetern; bei der Berechnung aber wurde die 
Differenz der Scala immer berücksichtigt. Zur Probe verglichen 
Wir bei unserer Zurückkunft den Siedepunkt des mitgebrachten Was- 
sers mit jenem des frisch destillirten. Derselbe war bei beiden ganz 
gleich; ein Fehler durch Unreinheit des Wassers ist demnach auch 
für die letzten Versuche nicht zu befürchten. 
(Schluss folgt.) 
Ten rn 
”) Auch die einzelnen Barometer haben keinen absoluten Werth, da wir sehr 
oft Differenzen zwisehen 2 Instrumenten desselben Meisters finden. 
ee 
