690 
kommende Lichtverlust nur der zeichnenden Hand zur Last fallen. 
Es sollte aber auch der Apparat so einfach und so fest wie möglich 
construirt sein, damit er, einmal ordentlich aufgestellt, gleich von 
Jedermann ohne viel Probiren und Einüben gebraucht werden 
könne. — In wie weit ich diese beiden Zwecke erreicht habe, 
müssen Sie beartheilen, da ich selbst bekanntlich kein praktischer 
Zeichner bin. 
Für den ersten Zweck benutzte ich nun wieder den ursprüng- 
lieben Sömmering’schen kleinen Stahlspiegel, jedoch mit dem Unter- 
schiede in der Anwendung, dass icb in ihm mit einem Theil der 
Pupille (dem rechten beim Zeichnen mit der rechten Hand) nur das 
aus e.nem grossen Spiegel, also doppelt, reflectirte Bild des zeich‘ 
nenden Bieistifts sehe, während der übrige Theil der Pupille neben 
dem. Spiegel her, also unmittelbar, das Object im aufrechtstehenden 
Mikroskop betrachtet. 
Für den zweiten Zweck legte ich beide Spiegel in die messin- 
gene Kapsel fest, in welcher sie dann (nachdem eine später zu be- 
sprechende kleine Correction wo nöthig erst einmal ausgeführt ist) 
für immer in unveränderter gegenseitiger Lage bleiben. 
_ Die Kapsel selbst befestigte ich bis jetzt durch einen an ibr 
festgeschraubten eylindrischen Stahlstift und einen um das Mikroskop 
gelegten ‚Ring. Letzterer hat einen Ansatz mit Loch und Klemm- 
schräubchen. Der Mecbanicus muss nur dafür sorgen, dass die hori- 
zoutale Entfernung des Stifts von der Mitte des kleinen Spiegels 
gleich ist der Eutfernung des Loches neben dem Ring von der Mitte 
des letzteren. Dann hat der Beobachter weiter nichts za ihon als 
den Stift in das Loch zu stecken und die Kapsel so lange zu dre- 
hen, bis der Rand des kleinen Spiegels nahe genag an der Axe des 
Mikroskops ist, um Gesichtsfeld und Zeichenblatt zugleich za sehen. 
Mit dieser Einrichtang kostet, wie Sie wissen, der Apparat bei 
unserem Universitäts-Wechanieus Sehubart 3'/, Thl. und hat für den 
Besteller nur das Unbequeme, dass er den Durchmesser seines Mi- 
kroskops mit einsenden ınuss, wozu es genügt ein Streifehen Papier 
mitzuschicken, welches gerade um das obere Ende der Mikroskop- 
röhre passt. Für eine kleine Abweichung und zur Feststellung ist 
der Ring auch noch mit einer Bremsschraube versehen. 
Letztere Unbequemlichkeit zu vermeiden, habe ich zwar schon 
eine andere Einrichtung probirt, die es möglich macht, denselben 
Apparst an Mikroskope von beliebigem Durchmesser zu befestigen. 
Sie ist mir aber noch nicht einfach genug, um sie su empfehlen 
