Ga 
arbeitet wird, so lässt sich doch die volle Brauchbarkeit erst verbürgen, 
wenn zur Nachhülfe noch eine kleine (oben schon erwähnte) Cor- 
reetion nöthigenfalls vorgenommen werden kann. Desshalb finden 
Sie an der Vorderfläche der Kapsel einen kleinen Knopf mit Ein- 
schnitt, der sich mittelst eines Messers oder eines passenden Schrau- 
benschlüssels etwas drehen lässt. Dieser Kuopf bildet nämlich das 
Ende einer dünnen Schraube, mittelst welcher der kleine Spiegel 
an der Kapsel befestigt ist. — Haben Sie also ein Object im freien 
Felde in richtiger Stellang und setzen Sie dann den Apparat auf, 
so werden Sie zuerst sich überzeugen, ob Sie das Gesichtsfeld überall 
deatlich sehen und erforderlichen Falls durch Drehung des ganzen 
Apparats um seinen Stift den kleinen Spiegel eiwas mehr rechts 
oder links von der Axe bringen. Nun werden Sie weiter unter- 
suchen, ob auf dem nebenliegenden Papier der Bleistift beide Rän- 
der gleich gut abzubilden, oder doch beiden gleich nahe zu kommen 
vermag. Sellte diess nun noch nicht ganz der Fall sein, so wird 
dag Fehlende an jenem kleinen Knopf berichtigt, derselbe dann aber 
für immer unberührt gelassen, 
Zuletzt muss ich doch auch noch der Aufstellung des Zeichen- 
blatts erwähnen, Dasselbe darf bekanntlich nicht horizontal liegen, 
wenn die Zeichnung überall dem Object ähnlich werden, d. h. über- 
all gleiche Vergrösserung zeigen soll. Zu letzterem Zwecke muss 
das Brett mit den beiden äussersten Lichtstrahlen, die von ihm in 
den grossen Spiegel fallen, auch gleiche Winkel machen. Nach den 
obigen Zahlenangaben also müsste, wenn der linke vertical und der 
rechte um 44 Grad dagegen geneigt ist, das Brett unter 22 Grad 
gegen den Horizont geneigt sein. — Es scheint aber, da in der 
Ausführung die Winkel doch nicht genau getroffen werden können, 
zweckmässig, die richtige Neigung nicht dureb Rechnung , sondern 
durch einen Versuch zu finden, und dazu habe ich drei Mittel anzu- 
führen, 
Zuerst betrachtete ich nämlich ein mit der Reflexionsebene des 
Spiegels parallel gelegtes, in hundert Theile getheiltes Millimeter 
auf Glas (dergleichen man von Herrn Plöss! in Wien bezieht) 
durch das Mikroskop, zeichnete dieses mittelst des Apparats und 
änderte so lange au der Neigung des Zeichenblatte bis die letzten 
Theile der Zeichnung mit den ersten nach Angabe des Zirkels ge- 
nen übereinstimmten. Bald aber lernte ich, aus gefälliger Mittheilung 
des Hra, Doctor Lucae in Frankfurt, ein von Hra. Doctor Kloss 
angegebenes viel einfacheres Mittel kennen, was auch für gewöhn- 
liche Fäle streng genug sein wird. Man seizt nömlich auf die Stelle 
