or 
Die von Herrn Dr. Schmidt zu Frankfurt empfohlenen Objeect- 
träger sind 55 Millim. lang, 26 Millim. breit. Gerlach benutzt 
Gläschen von 70 Millim. Länge, 20 Millim. Breite. Ein in Eng- 
land vielfach gebräuchliches Format en :lich besitet 76 Millim. Länge, 
26 Breite. Fassen wir diese verschiedenen Fermste als „lange 
Formate‘ zusammen und vergleichen wir die Eigenschaften der- 
selben mit denen unserer Vereinsobjectträger (37 Mm. Länge und 
28 Mm. Breite)‘, so ergeben sich folgende Resultate: 
1. Die langen Objectträger überragen mit ihren Enden den Tisch- 
rand sehr vieler Mikroskope, sie kippen dann bei jeder zufälligen 
Berührung ihres Randes auf, wodurch das Object wie das Objectiv 
gefährdet, jedenfalls die Einstellung erschwert wird und jeden Au 
genblick verloren gehen kann. (Dass die Vereinsobjectträger durch 
allzugrosse Kleinheit schwer einzustellen und zu regieren seien, ist 
bis jetzt niemals eingewendet worden.) 
2. Nur auf den allergeräumigsten Mikroskoptischen können die 
langen Objectträger ganz im Kreise herumgedreht werden, obgleich 
solches namentlich bei Anwendung schiefer Beleuchtung oft unerläss- 
lich ist. Der Gebrauch der so nützlichen Objeetdrehscheibe, 
welche den neueren Kellner’schen Mikroskopen beigegeben wird, 
ist bei den langen Objeetträgern nur in sehr beschränktem Grade 
wnöglich, - \ 
‘3. Für das Anheften der Etiguetten besitzen die langen Objeet- _ 
träger allerdings einen weit ansehnlicheren Raum, als die Vereins: 
. objectträger und man ist bei ersteren nicht genöthigt, so klein zu 
schreiben, wie dies bei den Vereinsobjectträgern öfters der Fall ist. 
Dagegen hat die vorn am Objectträgerrande angeheftete Etiquette 
der Vereinsobjeetträger den grossen Vortheil, dass man dieselbe 
lesen kann, noch während die Gläschen in den Kästen liegen, mit- 
bin in der Sammlung gleichsam blättern und jedes Object sehr rasch . 
herausfinden kann, während die seitlich angehefteten Etiquetten der 
auf einander geschichteten langen Gläschen dem Blicke entzogen sind. 
4. Die beträchtliche Läuge der langen Objectträger wird, zumal 
wenn man nicht darauf verzichtet "die Präparate durch Aufkitten 
zweier Glasstreifehen an beiden Enden der Objectträger vor Druck 
rn schützen, sehr häufig Veranlassung ihres Zerbrechens.. Der 
Bruch trifft dann in der Regel gerade die Mitte des Gläschens, wo 
das Präparat liegt. Die Vereinsobjectträger hesitzen bei ihrer aron- 
dirten Form eine grosse Unzerbrechlichkeit. 
