34 
Zur Fixirung des Querbalkens auf jedem Punkte des eisernen 
Stabes ist überdies an der Erweiterung eine Schraube angebracht. 
Der Querbalken steht senkrecht auf dem vertikalen Stabe, 
wobei die Lage des Querbalkens eine derartige ist, dass zwei 
Seitenflächen des prismatischen Theiles genau vertical gestellt 
sind. 
In einer Entfernung. 5” von der Durchbohrung ist auf einer 
der verticalen Seitenflächen ein seichter Einschnitt angebracht 
der gegen die horizontale untere Seite dieser Fläche um 45° ge- 
neigt ist und durch die ganze Seitenfläche verläuft. 
Auf derselben Seitenfläche befindet sich noch ein zweiter 
Einschnitt, welcher in einer Entfernung von 4“ 3 parallel mit 
dem ersteren verläuft. 
Der zweite Einschnitt dient zur Aufnahme eines quadratischen 
gläsernen Planspiegels, dessen Seiten 5° 2°“ langsind. Dieser Spiegel 
wird durch Holzkeile in seiner Lage derart hefestiget, dass seine 
spiegelnde Fläche gegen den eisernen Stab nach abwärts gekehrt ist. 
Der Einschnitt zwischen dem eisernen Stabe und dem Spie- 
gel dient als Visir-Vorrichtung bei der Befestigung eines sehr 
dünnen quadratischen Deckgläschens, welches den zweiten Theil 
der Reflexions-Vorrichtung bildet. 
Zur Befestigung des Deckgläschens dient ein kleines .aus 
Kork verfertigtes quadratisches Prisma, welches in einem Spalte 
der parallel mit einer Seitenfläche verläuft, das Deckgläschen 
trägt. Die andere Endfläche des Prismas ist mit Siegellack über- 
zogen. Durch eine kleine Quantität von Wachs wird das Kork- 
prisma mit der mit Siegellack überzogenen Endfläche an den 
Querbalken befestiget wobei dem Deckgläschen mit Leichtigkeit 
durch Anvisirens des Einschnittes eine mit dem Spiegel paral- 
lele Lage ertheilt werden kann. 
Der Gebrauch des Apparates ist sehr einfach, und wenn er 
einmal zusammengesetzt obne den geringsten Zeitverlust ver- 
bunden; das Stativ wird nämlich links vom Mikroskope derart 
aufgestellt, dass das Deckgläschen über dem Oculare, der Spie- 
gel über dem Papiere auf welchem die Zeichnung entworfen wer- 
den soll, zu stehen kommt. Man sieht dann bei Abschwächung 
der Beleuchtung des Gesichtsfeldes die Bleistiftspitze über dem 
mikroskopischen Bilde und kann auf diese Weise die Contouren 
der Objecte mit Leichtigkeit auf die horizontale Zeichenfläche 
übertragen, 
