502 
Der Beleuchtungsapparat von Professor Abbe, welcher kei- 
neswegs nur in der Einbildung bestehende, aussergewöhnliche 
Erfolge (wie sie z. B. die Engländer mit ihrer complieizirten, 
unhandlichen Condensoren erlangen wollen) zu erzielen strebt, 
sondern darauf hinausgeht, mit den einfachsten Mitteln und bei 
in der Construktion einfachster Form möglichst grossen Spiel- 
raum nach Quantität und Qualität und möglichste Sicherheit und 
Leichtigkeit in der Regulirung des Lichtes zu gewähren, dürfte für 
manchen praktischen Mikroskopiker von Interesse sein. Deshalb 
will ich hier, indem ich zugleich auf die ausführlichere Mitthei- 
lung von Professor Abbe in Max Schultze’s Archiv Bd. 9 ver- 
weise, eine kurze Beschreibung nicht verabsäumen. 
Das Beleuchtungssystem mit einer Brennweite von ungefähr 
15 MM. besteht aus zwei Linsen, welche in Form eines grossen 
Mikroskopsystemes mit dicker, mehr als halbkugeliger plancon- 
vexer Vorderlinse in eine runde Messingscheibe gefasst sind, 
und wird von oben genau centrirt in den Tisch des Mikroskopes 
so eingesetzt, dass dessen Fläche nicht unterbrochen erscheint. 
Die Strahlen der primären Beleuchtungsquelle werde demselben 
mittelst eines Pianspiegels zugeführt, welcher nur um einen 
festen Punkt in der Achse des Mikroskopes drehbar ist. Zur 
Regulirung der Beleuchtung dient ein zwischen . Beleuchtungs- 
system und Spiegel u. zw. nahe dem Brennpunkte des ersteren 
angebrachter durch Drehung um einen Zapfen leicht zugänglicher 
Blendungsträger mit mehreren einsetzbaren, für die gewöhnliche 
Beleuchtungsweise mit centralen Oeffnungen von 1—7 MM. ver- 
sehenen Blendungscheiben. Die lezteren werden jedoch nicht 
unmittelbar in den erstern, sondern in eine mittelst eines gerän- 
derten Knopfes auf demselben dreh- u. verschiebbare Scheibe ein- 
gelegt. Auf diese Weise kann durch Drehung des geränderten 
Knopfes um seine Achse die Blendung in radialer Richtung ver- 
schoben und zugleich, indem man den Knopf als Hebel für eine 
horizontale Drehung benützt, die excentrisch gestellte Oefinung 
im Umfange von circa 120° um die Achse des Instramentes herum- 
geführt werden. 
Wird statt der gewöhnlichen Blendungen centrisch ein schma- 
ler Ring eingelegt, der mittelst dünner Speichen eine mittel- 
punktständige Scheibe von etwa 12 MM. Durchmesser trägt, und 
ist der Oeffuungswinkel des angewendeten Objektivsystems (der 
bei den stärkeren Nummern bis zu 3 MM. Brennweite durch 
Anbringen von entsprechend weiten Blendungen über deren oberen 
. 
