184 
hältnisse viel zuempfindlich sind. Herr Reinke geht darauf aus, 
Längenzuwachse von Stengeln und Blättern in sehr kurzen Zeiten 
(Sekunden und Minuten) zu messen, deren Werthe bis auf ein 
Hundertel selbst ein Tausendel Millimeter genau gemessen werden 
sollen. Es ist aber aus seiner eigenen Beschreibung und Abbild- 
ung der Apparate leicht ersichtlich zu machen, dass diese von 
ihm gemessenen kleinen Veränderungen von Fehlerquellen be. 
gleitet sind, welche das Vielfache dieser Werthe übersteigen. 
Herr Reinke hat sich offenbar nicht klar gemacht, was es 
bedeuten will, den tausendsten Theil eines Millimeters (den ich 
der Kürze halber mit dem längstbekannten Wort Mikromillimeter 
bezeiehnen will) auch nur an einem Metallstab oder sonst an 
einem festen Körper zu messen, worüber ihm die bekannten Lebr- 
bücher der Physik hinreichend Aufschluss hätten geben können; 
ein Mikromillimeter ist eine sehr kleine Grösse, nicht viel mehr 
als die Wellenlänge des rothen Lichts, schwer messbar im Ge- 
sichtsfeld eines guten Mikroskops; und solche Werthe sollen an 
in Blumentöpfen eingewurzelten Pflanzenstengeln gemessen werden 
mit Hülfe von Apparaten, deren innere Fehlerquellen schon Län- 
genänderungen von vielen Mikromillimetern darbieten. Man durfte 
bei einer so grossen Aufgabe, die ein Beobachter sich stellt, nach 
den Beweisen fragen, durch welche eine derartige Leistungsfähig- 
keit der Apparate garantirt wird, Von einer Controle dieser Art 
ist aber in der ganzen Abhandlung keine Rede; der Verfasser be- 
gnügt sich vielmehr damit, die theoretisch berechnete Leist- 
ung seiner Apparate als diewirklichvorhandene hinzunehmen- 
Den Weg, wie eine solche Prüfung anzustellen ist, habe ich be- 
reits in meiner Abhandlung von 1871 (Arbeiten des botanischen 
Instituts Bd. 1 pag. 118.) angedeutet, obwohl ich mich dort, da 
es sich um verhältnissmässig grobe Messungen bandelt, sehr ein- 
facher Mittel bedienen konnte. Zur genaueren Controle bei 
weinen Wachstbumsmessungen bediene ich mich jetzt einer Vor- 
richtung, in welcher der Aufhängepunkt des Fadens, statt an der 
wachsenden Pilanze, an einem Häckchen befestigt ist, welches durch 
eine Mikrometerschraube um kleine Bruchtheile eines Millimeters 
verschoben werden kann. Ist der Apparat genau, so müssen diesen 
bekannten Verschiebungen proportionale Ausschläge des Apparates 
entsprechen, geschieht dieses nicht, so liegt der Fehler aın Ap- 
parat selbst und muss bei den Messungen an der Pflanze in Be- 
tracht gezogen werden. 
Wer sich mit Apparaten befasst hat, wo Mikroskope oder 
Ablesefernrohre horizontal auf Stativen angebracht sind, der weiss, 
