185 
dass die letzteren immer oscilliren d. h. wackeln, ein Uebelstand, 
der bekanntlich bei astronomischen Beobachtungen schwer ins 
Gewicht fällt; wo es sich aber um Messung von Mikromilli- 
metern handelt und zwar unter Umständen, wie sie bier vor- , 
liegen, da musste man auf Vorsichtsmassregeln rechnen, wie 
sie die Astronomen anwenden. Dem gegenüber aber überrascht 
bei dem Anblick der Abbildungen von Reinke’s Apparaten Nichts 
so sehr, wie die schlanken dünnen und hohen Stative, welche in 
höchst unzweckmässiger Weise an ihrem höchsten Theil über- 
mässig belastet sind. Beieinem derselben ist ausdrücklich ange- 
geben, dass die den ganzen Apparat tragende Stange 7 mm. dick 
ist, bei 52cm, Höhe; ich finde eiserne Träger von doppeltem und 
dreifachem Durchmesser noch in hohem Grade schwankend und 
nun denke man sich, wie es bei dem Stativ Fig. 3 B. der Fall 
ist, einen mächtigen Kreisbogen mittelst eines horizontalen Arms 
hoch oben am Stativ befestigt, und zwar an einem Apparat, wo 
kleine Schwankungen dieses Bogens in doppelter Weise grobe 
Ablesungsfehler bewirken müssen. Zudem ist der Kreisbogen 
völlig überllüssig für Jemanden, der trigonometrische Exempel 
der einfachsten Ärt zu lösen versteht. Herr Reinke spricht 
nirgends von der Wackligkeit seiner Apparate, die um so aus- 
giebiger wirken muss, als er genöthigt ist, dieht an dieselben 
heranzutreten und dabei die Bewegungen des Schreibens auszu- 
führen. Diese Apparate standen auf Tischen und diese auf Dielen, 
wo jede Bewegung auch eines sitzenden Beobachters Schwank- 
ungen verursacht. Herr Reinke erwähnt nur einmal der Vibra- 
tionen durch vorüiberfahrende Wagen und wenn er sonst keine 
Schwankungen wahrgenommen hat, so kommt das nur daher, dass 
er seine Apparate in dieser Richtung nicht geprüft hat. Bei der 
Natur dieser Apparate aber müssen schon unsichtbare Oscilationen 
die Beobachtung stören, da es sich um Messungen von Mikromilli- 
metern handelt, die man ja mit blossem Auge auch nicht sieht. 
Wie wenig genau derVerfasser es mit den Fehlerquellen nimmt, 
wo es sich um Messung so kleiner Wertbe handelt, zeigt seine 
Bemerkung (p. 127 und 118), wonach er die Temperaturausdehn- 
ung des an der Pflanze befestigten über die Rolle seiner Appa- 
rate laufenden Platindrahtes nur bei starken Temperaturschwark- 
ungen für nöthig hält. Nun zeigt aber seine Beschreibung, dass 
der benutzte Platindrabt mehrfach eine Länge von ungefähr 
1 Meter gehabt haben muss. Nach dem besten Bestimmungen 
von Dulong beträgt aber die Ausdehnung eines Platindrahtes von 
