186 | 
1 Meter Länge und für 1° C schon 8,8 Mikromillimeter. Selbst 
wenn Reinke’s Draht bloss ’/, Meter lang war, musste für 
1° Temperaturänderung, die Längenänderung noch 4,4 Mikro- 
millimeter betragen. Auch würden gewöhnliche Thermometer zur 
Messuug der Temperaturänderungen des Drahtes ganz ungeeignet 
sein, denn bei dem Hinzutreten des Beobachters zum Apparat 
muss die Körperwärme desselben einen Draht von 47 Mikromilli- 
meter Dicke viel lebhafter als ein gewöhnliches Thermometer af- 
fieiren,; jeder Luftzug, der Hauch des Athems muss an einem 
solchen Draht Längenänderungen von einigen Mikromillimetern 
erzeugen und dach sollen mittelst desselben Drahtes Längenänder- 
ung der Pflanze bis auf 1 Mikromillimeter genau bestimmt werden. 
Noch übler sieht es aus, wenn wir die Apparate A und M 
(Fig. 1 und Fig. 3) bezüglich der Rolle, über welche der Draht 
läuft, prüfen. Diese hat in beiden Fällen einen Durchmesser von 
1 Centimeter,. also einen Krümmungsradius von 5 Millimeter, 
“ Die Krümmung, welcher der Faden folgen muss, ist eine sehr 
scharfe, und, wenn der Apparat zuverlässige Angaben machen 
soll, muss der Faden eine ausserordentliche Schmiegsamkeit be- 
sitzen, damit er sich der Rolle an jeder Stelle vollkommen gleich- 
mässig anschmiegt; denn die kleinste Ungenauigkeit in der An- 
schmiegung des Fadens au die Rolle muss Ablesungsfehler her- 
vorbringen, welche Zuwachsen der Pflanze von einigen Mikro- 
millimetern entsprechen. Ob man einem Platindrabt von 47 Mikro- 
millimetern Dicke eine solche Schmiegsamkeit zutrauen darf, 
wäre Gegenstand einer besonderen schwierigen Untersuchung. 
Man beachte wohl, dass mittelst eines Platindrahtes von 47 Mikro- 
millimeternDicke Verschiebungen seines Befestigungspunktes bis;zu 
1 Mikromillimeter gemessen werden sollen, indem der Draht um 
eine Rolle von 5 Millimeter Radius läuft. Ganz anders würde 
sich die Sache verhalten, wenn die Rolle viel grösser wäre, wo- 
bei natürlich die vergrössernde Wirkung des Apparates entsprech- 
end kleiner sein müsste. Bei meinen Beobachtungen am Auxano- 
meter hatte die fragliche Rolle eirca 50 Millimeter Krümmungs- 
radius und der darüber laufende Seidenfaden war 0,2 Millimeter 
diek, das Verhältniss der Fadendicke zum Krümmungsradius war 
also ’/as0, das entsprechende Verhältniss bei Reinke, dagegen 
ist Yıos. Wenn ich zu Reinke’s Gunsten annnehme, dass sein 
Platindraht ebenso geschmeidig war, wie mein Seidenfaden, So 
ist das Verhältniss bei meinem Apparat noch immer zweimal 
günstiger als bei dem seinigen. Nun aber war mein Apparat da- 
BT oe B Fa 
