187 
zu bestimmt im Minimum einige Zebntel Millimeter zu messen; 
Reinke’s Apparate dagegen sollen einen hundertfach kleineren 
Werth messen, für diesen Zweck also ist das Verhältaiss von 
Rolle und Faden bei ihm zweilundertmal weniger günstig, als bei 
meinem Apparat. Wir haben hier ganz äbnliche Verhältnisse, 
wie bei Wägungen verschiedener Art; kommt es darauf an, 10 Kilo- 
gramm abzuwiegen, so ist die Wägung, wenn sie bis auf 1 Deci- 
gramm genau ist, genügend. Kommt ea dagegen darauf an, eine 
Belastung von 1 Gramm ebenso genau zu wägen, so müsste 
die Wage noch ein Hundertel Milligramm angeben, aber jeder 
mit Wägungen Vertraute weiss, wieviel es mit den Wägungen 
von Hundertel Milligrammen auf sich hat; im gleichen Falle 
befindet sich Herr Reinke mit seinen subtilen Messungen 
von Mikromillimetern, 
Diese Betrachtungen weisen nur auf einige der nächstlieg- 
enden Fehlerquellen hin, welche Herr Reinke an seinen Appara- 
ten nicht beachtet hat, aus denen aber auch bei der gesehick- 
testen Handhabung Fehler von mehreren Mikromillimetern her- 
vorgehen müssen. Die Art jedoch, wie Herr Reinke seine em- 
pfindlichen Apparate behandelt, nimmt sich so aus, wie das Ver- 
fahren eines Mannes, der sorgfältig Milligramme abwägt und da- 
bei nicht beachtet, dass die zu wiegende Substanz unterdessen 
Wasser aus der Luft aufnimmt. Um Pflanzen, z. B. die Schäfte 
von Scirpus lacustris ganz unter Wasser wachsen zu lassen, stellte 
er dieselben sammt ihren Töpfen in sehr grosse, mit Wasser ge- 
füllte Glaseylinder und um sie zugleich zu verdunkeln, wurde ein 
aus Tannenholz eonstruirter, 88cm. hoher Kasten über den Glas- 
cylinder gestellt. Der über die Rolle laufende Draht unten an 
der Pilanze befestigt, geht oben durch eine Oeffnaungin dem Deckel 
des Holzkastens.. Und nun heisst es (p. 121) wörtlich: „Dass 
der zur Messung dienende Apparat auf den Dunkel- 
kasten gesetzt wird, versteht sich wohl von selbst.“ 
Wenn nun auch der Holzkasten innen lakirt war, so schützt doch 
bekanntlich ein solcher Ueberzug das Holz niebt vor Aufnahme 
von Wassserdampf und vor all den Verzerrungen, denen bekannt- 
lich auch die bestpolirten Meubel in feuchter Luft ausgesetzt sind. 
Herr Reinke ging aber ausdrücklich darauf aus (p. 122) inner- 
halb des Kastens, auf welchem der Messapparat steht, eine mög- 
lichst hohe Dampfspannung zu haben; wenn er hierbei Verzerr- 
üngen seines Holzkastens auch nicht beobachtet haben sollte, 80 
haben sie dennoch ganz gewiss stattgefunden. Der Apparat sollte 
