195 
Lebrbuch verweise, führe ich nur an, dass derselbe aus Zink be- 
steht, doppelwandig ist, dessen Wände mit Wasser oder Eis ge- 
füllt werden und in dessen innerem Raum ein Mikroskop von oben 
durch einen Deckel aus Pappe eingesenkt ist und zwar bis zur 
Brücke desselben. An der vorderen Seite des Kastens findet sich 
eine grössere Oeffnung, welche mit einer Glasplatte bedeckt ist, 
die Lieht zu dem Spiegel des Mikroskopes zutreten lässt. An 
den Seitenwänden finden sich zwei kleinere Oefluungen, um den 
Objectträger mit einer Pincette verschieben zu können. Ein Ther- 
mometer wird von oben eivugeschoben, dessen Kugel neben dem 
Objeet hängt. Die Temperatur bleibt nach Sachs bis auf die 
Differenz von 1®c constant. Sachs sagt: Gerade diese Constanz 
der Temperatur bürgt dafür, dass das Öbject selbst die dureh 
das Thermometer angegebene Temperatur annimmt. 
Bei allen Vorzügen dieser Einriebtung bleibt indess Folgen- 
des zu erwägen: die Temperatur des Innenraums wird ausser 
durch die Temperatur des Wassers innerhalb der Wände des 
Kastens beeintlusst durch die Temperatur der Luft, welche au die 
eiufache Glasscheibe greuzt, durch Luft, welche durch die beiden 
kleineren Oeffnungen gelegentlich und auch zu Zeiten, wo es von 
Nachtheil ist, hineingerätl, durch die Temperätar des oberen 
Theils des Mikroskops. — Liegt die Temperatur des Beobacht- 
ungsraums sehr nahe der gewünschten Temperatur des Objectes, 
so kann der Apparat Vorzügliches leisten; liegt sie höher oder 
tiefer, so treten in dem Mass Fehler in der Untersuchung ein, je 
grösser die Differenz der beiden Temperaturen ist. Die Tempe- 
ratur des Arbeitsraumes mit der des Apparates gleichen Sehritt 
gehen zu lassen, was für genauere Untersuchungen, die sich auf 
die Wirkung von der unteren Grenze bis zur oberen erstrecken, 
nöthig ist, dürfte mit erbeblichen Umständen verknüpft sein. 
Als unbedingt erforderlich hat sich nach meinen Versuchen 
unter ähnlichen und günstigeren Verhältnissen das Einhüllen der 
in den Arbeitsraum ragenden Mikroskoptheile mit Watte oder 
andern Stoffen erwiesen, denn schon bei Differenzen der auf die- 
seiben treffenden Lufttheilchen und der in dem Apparate befind- 
lichen um 7—8°c können sehon die Linse eine Temperatur an- 
nehmen lassen, welche von dem neben ihr hängenden Thermo- 
meter um 2,2 bis selbst 3°c sich unterscheidet, was nicht ohne 
Einfluss auf das Object bleiben kann. — . 
Die nun folgende kleine Reihe von Versuchen habe ich im 
Jahre 1871 im Münchner physiologischen Institut ausgeführt. 
13* 
