u j x 
{ 
Soll das Auxanometer registriren, so umhüllt man den auf W 
anzusetzenden Cylinder mit einem dicht anpassenden Papier, welches 
an der Vorderseite berusst ist, zeichnet mit Nadel und Lineal die 
Vorderkante und stellt den ganzen Apparat so, dass der Zeiger an 
dieselbe leise angedrückt ist. Nach je einer Stunde markirt der 
Zeigeran der Cylinderkante durch einen genau horizontalen Strich 
denvergrössserten Zuwachs. Reibungscurven können, da . 
der Zeiger stets horizontal steht, nicht gezeichnet 
werden, auch kann, da die Markirung an einer und 
derselben Cylindererzeugenden erfolgt, kein Zeit- 
fehler bei der Registrirung erfolgen. 
Will man statt stündlicher, halb- oder viertelstündige Auf- 
zeichnungen haben, so braucht man nur einen Cylinder mit ellip- 
tischer, oder abgerundet kreuzförmiger Basis, der natürlich nicht 
excentrisch rotiren darf, sondern um seine eigene Axe sich be- 
wegen muss, anzuwenden. Die von der Rotationsaxe solcher 
Cylinder am fernsten gelegenen Cylinderkanten, an welchen selbst- 
verständig die Aufschreibung erfolgen wird, sind vor Beginn des Ver- 
suches auf der berussten Fläche zu markiren. 
Die übrigen Vortheile des hier beschriebenen Auxanometers 1 
sind leicht einzuseben. Während an dem Sachs ’schen Apparat 
zur Vermeidung bedeutender Fehler ein grosser Cylinder, von 
etwa 90 Centim. Umfang und ein 60 Gentm. langer Zeiger ange- 
wendet werden muss, genügt hier ein Cylinder von kleiner Basis, 
etwa von 20—30 Centim. Umfang, dem man auch eine ganz be- 
liebige excentrische Drehungsaxe geben kann, da hier die Excen- 
trieität keinen Fehler hervorruft. Die Anwenduug kleiner Cylinder 
hat neben dem Vortheil der leichteren soliden Ausführung auch 
den, dass billige Motoren, z. B. eine mittelst gespannter Feder 
gehende Uhr, zur Drehung des Cylinders benutzt werden können. 
Man braucht nur die Stundenzeiger zu entfernen und den Minuten- 
zeigerstift durch eine hohe Führung für den Cylinder zu ersetzen. 
Das an dem hier beschriebenen Auxanometer verwendete, die 
Pflanze spannende Gewicht (g) ist beträchtlich geringer (7”—10 Grm.) 
als das andemSachs’schen Apparat angebrachte (20 Grm.) Auch 
ist der Zug des Gewichtes g ein auf die Pflanze gleichmässig 
wirkender, was bei dem Sachs’schen Auxanometer nicht der | 
Fall ist, weil hier durch die Rolle ein Zeiger, bei meinem Apparat 
bingegen eine Rolle bewegt wird. 
Der hier beschriebene Apparat wurde von Herrn I. Sedla- 
ezek, Mechaniker des k. k. physikalischen Institutes der Wiener | 
