155 



der Quccksilberkuppe ertheilen, die nun also nur zurBeslimmung 



dcs negativen Drucke's noch abgelesea werden musste. — Als 

 Skala war auf dem Steigrohr meiner Apparate eine Theilung in 

 Langencentimefcr angcbracht, die bis auf Funftel durchgeftihrt 

 war. Ein Funftel Centimeter ist ungefabr die kleinste Grosse, 

 bei der man an solchcn Endioraetern, wenn man iiberhaupt auf 

 die Schatzung von Zebnteln getibt ist, und bei Benutzung eines 



^ 



Ablesungsfernrohrs, Zebntel .noch mit voUer Sicherheit abschatzen 

 knnn. Die Werthe der Skalentheile in Cubikcentimetern wurden 



k ■ - 



duvch einc von mir selbst nach den, Vorsehriften B u n so n s durchge- 

 fuhrie Calibrirung fUr jeden Apparat bestimrat und in einer Ta- 



belle zusammengestelU. Da nun V» mm* Hohe in den Steig- 

 r(5hren meiner Apparate einer Volumgrosse von 0,03 Cm. ent- 

 sprach, so erreichten meine Ablesungen eine grossere Genau- 

 igkeit in der Bestimmung des Gasvolums/ als die, welche 

 Pfeffer bei seiner Art der Ablesung eriangen konnte. Seine 

 Apparate waren in Cubikcentimeter getheilt und diese Tbeilung 

 durch Tuschestriche bis aiif 2ehntel Cubikcentimeter vervollstan- 

 digt. Dies war die kleinste Grosse', die Pfeffer seiner eigenen 

 Angabe.noch ablesen konnte, und\muss.te er wohl umsomehr auf 

 eine weiter gehende Genauigkcit verzichten, als er, wie bei dem 

 Mangel der gegentheiligen Angabe in der sonst ausfUhrlichen 

 BeschreibuDg seiner Versuche anzunehmen ist, kein Ablesungs- 



fernrohr benutzle, , 



Bei jcdera Versuche fanden also folgende fiinf Ablesungen 



stall, von welchen die dritte die zu den von Pfeffer gemachten 



vier Ablesungen hiuzukommende ist: 



1) Gasvolum mit Blatt ohne Kohlensaure. 



2) Gasvolum mit Blatt mit Kohlensaure vor. Exposition. 



3) Gasvolum mit Blatt mit Kohlensaure nach Exposition. 



4) Gasvolum ohine Blatt mit Kohlensaure. 



. 5) Gasvolum ohne Blatt ohne Kohlensaure. 



Die Volumina dicser Ablesungen warden nach den Bunsen' 

 schen Tabellen auf 0**C, 1 m. Quecksilberdruck und den Zu- 

 stand der Trockenheit reducirt, bei 1 bis 3 nach Abzug der nach- 

 traglich bestimmten Blattvolums plus dem Volum des aus dem 

 Quecksilber herausstehenden Drahtendes.-*) 



r 



1) Diese Bestimmung geschah wic bei Pfeffer durch Eintauchen in 

 eine mit Wasser geiulltc calibrirtc Rolire. Auf grosse Genauigkeit kam ea 

 dabei iibrigens, in Folge der Einschaltung der Ablesung 3 nicht mehr an, weil 



nur die absolute Gr(isse der Volumina geRndert wird, wenh das abzuzie^ 



