158 



^ t 



0,4 mm. 



Mciglich^r Fehler der Ablesung der Wasserkuppc 0,2 .mm. 

 Moglicher Fehler der Ablesung der Quecksilberkuppe 0,3 mm. 

 Moglicber Febler der Ablesung des uiiteren Qucck- 

 silberstandes 



r 



Znr ErliiuterungdieserDatenist noch folgendes zubemerken* 

 Zur Bestimmung des Luftdrucks diente ein Aneroid-Bnrometen 

 Ein solcher genligt wohl nicbt deu Auspiuchcn au absolute Ge- 

 nauigkeit. Diese ist aber fur ahnlii-he eudioinetrische Versuche 

 auch nicht nothweudig. Da der Barometerstand vor und nach 

 der Exposition in alien Fallen nur eine sehr geringe DifFerenz 

 aufw'ies, so batten etwaige Abweichungea des Aneroids Von einem 

 Heberbarometer bei beiden Ablesungen jedenfalls noch gleiche 

 Grosse und Richlung. Die Differenz der Volumina kann also 

 nicht in bemerkbarer. Weise dadurch alterirt werden. Dagegcn 

 erlaubt nun ein Aneroid-Barometer eine sehr genaue Ablesung. 

 0,2 mm. als Feblergrenze durfte daherreichlichhoch angenommeu 



r 



sein. -Dicselbe Betrachtung bezliglich der absolutcn Genauigkeit 

 gilt flir die Temperaturangabe, da die Temperatur bei beiden 

 Volumbestimmungenhochslens um 2 Grad, moist alcr viel weniger 

 difierirte. Da das benutzte Thermometer, Welches unmittelbar 

 neben den Eudiometern hing und wie diese mit d.em Fernrobr 

 abgelesen wiirde, in Zehntel-Grade . getheilt war, und bezuglich 

 der Temperaturausgleichung, wie erwahnt, die ausserste Vorsicht 

 beobachtet wurde, sinxi dieTemperaturbestimmungen wobl. bis auf 

 Vio Grad als genau anzuschen. 



Diese moglichen Fehler der einzelnen Ablesungen auf ein be- 

 stimmtes Beispiel angewandt, 



der Bereehnung des Vohimens, wenn man sic alle auf eine Ver- 

 grosserung desselben binwirken la^st: 



A) Wasserkuppe 

 Obere Qu'ecks.-Kuppe 4,84 cm,. 

 Untere Qu'ecks.-Kuppe 1,00 cm.j 3,84 cm. Quecksilbcrsaule. 



also negativer Druck: 38,5 mm. 



Barometer: 755,0 mm. 

 Thermometer: 20,0oG. 

 5,00 cm. der Skala entsprechen 98,92 Ccm., reducirt 



ergeben folgende Unterschiede in 



J'5J ^^'S 0,16 cm.Wassersa«k=0,019Q.-Dr. 



G4,4i Cera. 



B) Wasserkuppe 4,98 cm.| q^j cm.Wassersaule = 0,OlQ.-Dr. 



Obere Quecks.-Kuppe 4,81 cm > ' /^ , .„ . 



Untefe Quecks.-Kuppe l,04cm'j3,77^cm. Quecksilbersaule. 



also negativer Druck: 37,8 mm. 



. - Barometer: 755,2 mm. 



Thermometer: 19,9oC. 



4,98 cm. der Skala entsprechen 98,95 Ccm;, reducirt c=: 64^59 Ccm. 



r * " r 



