-•r^ 



^ 





'J- 



175 



die TOn den erbfirteten Deckspelzen umschlossenen FrUchte aus 

 der steheu bleibenden ilispe heraus, und der Mangel der bei 

 Phd. pm'adoxa imd bulboaa voihandenen Verbreitungs-Einrichtung 

 wird durch die grosse Zahl der produeirten Frtichte ausgeglichen. 

 "Wir sehen also auch hier, dass der Natur die verschiedenartigsten 

 Mittel zur Erreichung des Zweckes: der Erhaltung der Art, zu 

 Gebote stehen. 



Die Objektivsysteme fiir homogene Immersion 



Ton 

 Carl Zeiss in Jena. 



Den seit Anfang vorigen Jahres zunachst fQr den langen 

 englischen Tubus construirten, schwiLcheren Objektivsystemen 

 fttr „homogene Immersion" (Oel-Immersionslinsen) von */?" engl. 

 resp. 2j6 mm. Aequivalentbrennweite sind in neuerer Zeit zwei 

 weitere, dem kurzen deutschen Tubus (155 mm.) angepasste 



Nummern von 1,8 und 1,2 mm. (Vis" ^' Vis" 6°glO S^^ol^^^ 

 welche ich eingehender gepriift habe. Obwol an anderem Orte 

 ausftihrlicher tiber die geuannten Systeme berichtet w^erden 

 wird, habe ich es doch fur angezeigt erachtet, vorlftuflg an 

 dieser Stelle eine kurze Notiz zu verOfTentlichen, um die Auf- 

 merksamkeit der interessirten Kreise auf diese Erzeugnisse 

 deutscher Wissenschaft und deutscher Kunstfertigkeit zu richfeen. 

 Zunachst war fttr den Bau dieser Systeme der von J. W. 

 Stephenson in London ausgegangene Grundgedanke als 

 massgebend hingestellt, dass durcn Eintauchen in eine FlUssigkeit, 

 welche mit dem Crownglas, aus welchem Decko;las und Vorder- 

 linse der Objektivsysteme verfertigt sind, gleicbes oder nahezu 

 [leiches Brechungs- und Dispersions verm Ogen besitze, sowol 

 lie bekannte Deckglas-Correction wegfallen,als auch der Oeffnungs- 

 winkel und damit das AufldsungsvermOgen bedeutend vergrOssert 

 werden konne. Professor Abbe, welcher von dem genannten 

 englischen Mikroskopiker um weitern Verfolg dieses Gedankens 

 angegangen worden war, erkannte jedoch sofort, dass pich mit 

 den obigen noch andere gewichtige Vortheile verkniipften. Vor 

 allem zog er in Betracht, dass durch dieses System aer Immer- 

 sion eine weitergehendeVerbesserung der sphSrischen Ab weichung, 

 eine grOssere Lichtstftrke und ein bedeutenderer Objektabstand 

 ei^ielt werden kGnnten, als bei der bisherigen Wasser-Immersion, 

 dass sich somit nach c^esemPrinzipe Objektivsysteme herstellen 

 liessen, welche auch far den praktischen Gebrauch in der 

 Gewebeuntersuchung nicht ohne erhebliche Vorziige sein warden. 

 Letzteres ist denn auch nach den Resultaten, welche die 

 beiden genannten Linsen bei der PrUfung sowol, als bei weiterem 

 Gebraudie lieferten, voUstandig der Fall. Es ist nicht nur das 

 durch die grosse „uumeriBche Oeffnung" von 1,25 resp. 1,27 

 (entsprechend eiuen Oeflfnungswinkel von 113** — 115" in Canada- 

 balsam, wahrend die gebrauchlichen Wasser-Immersionssysteme 

 nur BS*"— 93" besitzen) bedingte AuflOsungsrerniOgen in hohem 



