34 



Als Messiftstrument wird fast allgeinein das Ocularmikro- 

 meter benutzt. Dasselbe besteht aus einer kleinen runden 

 Glasscheibe in deren Mitte rich 5 mm. m 50 Theile getheilt 

 beflnden; durch ein aufgekittetes diinfres Deckglaschen ist es 



# 



gegen Besohadigung beim Abwischen etc. geschtttzt, Man legt 

 es in das Ocular, schiebt das zu messende Object auf dem 

 Tische des Mikroskopes unter den Tabus und bestimmt so die 



Grosse desselben. Diese Art des Messens wollen wir jetet 



i 



etwas naher in's Auge fassen. .Der erste Uebelstand war der, 

 dass das Ocularmikrometer nach dem Einlegen in das Ocular 

 nicht jedem Auge deutlicli erschien. Die Augen sind sehr ver- 

 schieden und man sieht einen durch Glaslinsen vergrosserten 

 Gegenstand stets nur in einer fiir das betreffende Auge pas- 

 senden Entfernung deutlicli. Das in das Ocular eingelegte 

 Mikrometer wird aber durch die sich zwischen ihm und dem 

 Auge befindliche obere Linse des Oculars (das sogenannte 

 Augenglas) vergrossert und wenn es fiir jedes Auge deutlicli 

 gemacht werclen soil, muss es einstellbar sein. Deshalb gab 

 man sehr bald dem Augenglase eine eigene Metallfassung in 

 einem kleinen Tubus, der sich in dem Eohre des Oculars auf- 

 und niederschieben lasst. Derartig construirte Oculare hei-ssen 

 Mikrometer-Oculare. In halber Hohe des Ocularrohres befindet 

 sich in ilim eine mit rundem Loclie, Diaphragma oder Blende 

 genannt, versehene Blechscliei.be, auf diese wird das Ocular- 

 mikrometer gelegt und dann der Augenglas-Tubus in das Ocular- 

 rolir gesclioben. Auf diese Weise lasst sich das Ocular- 

 mikrometer durch Verschieben des Tubus fiir jedes Auge vollig 

 scharf einstellen. Da die 5 mm. in 50 Theile getheilt sind, 



so hat jeder Theil die wirkliche Grosse von J /io mm - 



Bei systematisch-bryologischen Arbeiten, die ich hier spe- 



ciell im Auge habe, gebraucht man jetzt meistens eine Ver- 



grosserung von ca. 200 / n nur Querschnitte von Blattern, klei- 



nere Sporen etc. erfordern starkere Vergrosserungen. Bei 



ist das Sehfeld noch sehr hell, die Fokaldistanz geniigend gross, 



so dass das Arbeiten weder mit optischen noch mit mechanischen 



Schwierigkeiten verkniipft ist. 



Die Mikroskope von Zeiss in Jena sind gegenwartig sehr 



verbreitet und ich wahle deshalb fiir einen conkreten Fall die 



Combination von System C und Ocular 3 eines solchen Instru- 



mentes. Diese Combination hat eine Liner- Vergrosserung von 



195 /r Legt man bei ihr das Ocularmikrometer ein und auf den 



2 00/ 

 ft 



