36 



in lOTheile mid erliielt auf cliese Weise Mikra auf demPapiere. 

 Bei clem Gebrauche dieser Papierskala 'war es nothwendig, 

 dass sie stets in derselben Entfernung vom Mikroskope lag, 

 weil die Projections-Vergrosseruiig sich sonst anderte; die Ca- 

 mera musste also danacli gestellt werden. 



Aus diesen Ursaehen ist mem Bestreben erwachsen, eine 

 direkte Messung unit Mikromillimetern, auch ohne Schrauben-; 

 mikrometer, zu ermoglichen, d. h. mit einer Ocularskala arbeiten 

 zu konnen, deren Theile fur eine bestimmte Yergrosserung in 

 der Grosse von einzelnen Mikromillimetern erscheinen. Es lag 

 auf der Hand, dass, wenn bei obiger ^ r ergrOiserung 1 Theil 

 des gewohnlichen Ocularmikrometers die Grosse von 6 p hat 

 man einzelne Mikromillinieter fiir diese Yergrosserung erhalten 

 musste, wenn 1 mm. einer Ocularskala in 60 Theile getlieilt 

 wiirde, weil das gewohnliche Oculai mikrometer 7 lfl mm. Thei- 

 lung hat raid 10.6 = 60 ist. Ich setzte micli mit Herrn Dr. 

 Zeiss in Yerbindung und fancl das bereitwilligste Entgegen- 

 kommen. Er lieferte mir auf meinen "Wunsch eine Skala von 

 5 mm. Lange, jedes Millimeter in 60 Theile. die gauze Skala 

 also in 300 Theile getlieilt. Die Einerstriche wareh gleich lang, 

 jeder Funferstrich etwas langer, jederZehnerstrich noch langer 

 u. zw. auf beiden Seiten der Skala, ganz so, wie dies bei ge- 

 wohnlichen Objectivmikrometern ublich ist. Die Lange der 

 Skala ermoglichte es eine grossere Anzahl von Sporen aus- 

 messen zu konnen, ohne das Object verschieben zu miissen; 

 es geniigte dazu das Ocular mit der eingelegten Skala im 

 Tubus des Mikroskopes zu drehen. 



Meine Freucle war gross; ich legte das in Vioo mm - 8' e " 

 theilte Objectivmikrometer unter das Mikroskop unci" 1 Tlieil 

 desselben deckte sich wirklich mit 10 Theilen des neuen Ocu- 

 larmikrometers. Dies ist namlich die ebenso einfache wie 



L 



sichere Probe auf die Richtigkeit einer derartigen Skala, Ich 

 hatte also fiir cliese Yergrosserung eine Ocularskala,, welche 

 Mikra anzeigte. 



Man kann zu gleicliem Resultate nocli auf einem anderen 

 Wege gelangen. Ein Mikron, also [/ uwo mm., jwird bei einer 

 Vergrosserung von ,000 / 1 in der Grosse von 1 mm. erscheinen. 

 Bei ■ einer Yergrosserung von ,95 /i °der, der Einfachheit der 

 Eeclmung halber, von rot. ■ O0 / I wird es also die scheinbare 

 Grosse von ! / 5 mm. haben; wenn man also ein.Ocularmikro- 

 meter in 1 / 5 mm. theilt, so musste es bei 203 /! Mikra zeigen. 



