37 



Dies wiirde zutreffen, weiin das Ocularmikrometer niclit durch 

 das Augenglas des Oculars vergrossert wurde; die l J 5 mm. 

 miissen claber urn den Betrag dieser Vergrosserung wiecler 

 verkleinert werden, urn Mikra anzuzeigen. Legt man in das 



Ocular 3 ein gewolmliches 5 mm. langes Mikrometer und 

 neben das Mikroskop in Selxweite einen Millimeterstab, so er- 

 scheinen bei Doppelsehen die 5 mm. in der Lange von 60 mm. 

 auf dem Millimeterstabe, das Augenglas vergrossert also 12 Mai. 

 Demzufolge muss das i j B mm. 12 X verkleinert werden, wenn 

 es Mikra anzeigen soil, d. h. es muss l j m mm. gross gemaclit 



werden. 



Vergleicht man ein solches Ocularmikrometer bei 195 /i mit 

 einem Objectivmikrometer von I / 100 mm. Theilung, so flndet 

 man, dass sich, wie sclion oben erwahnt, 30 Theile desselben 

 mit 1 Theil des Letzteren decken. Gelit man nun in der Ver- 

 gleiclmng weiter, so stimmfen 20 Theile noch fast genau mit 

 2 Theilen, bei 30 tritt schon eine kleine Differenz ein und 

 schliesslich sieht man, dass die 300 Theile sich niclit mit 

 30 Theilen cles Objectivmikrometer s decken. Die 30 Theile 

 des Letzteren erscheinen vielmehr nur so gross wie 294 des 



Ocularmikrometers, 6 Theile des Letzteren stehen uber. 



Zwei Ursaehen liegen dieser Erscheinung zu Grande. Zum 

 Ersten sind wir nicht im Stande einen Massstab mit ideellen, 

 sondern nur mit real en Begrenzungslinien der einzelnen Theile 

 herzustellen. Denken wir uns die Linien einer 300 theiligen 

 Skala ohne Zwisclienraume neben einander gelegt, so resultirt 

 ein nicht unbedeutend langer Raum, der an s schliesslich von 

 diesen Linien erfullt wird. Bei einer 5 mm. langen 300 thei- 

 ligen Skala sind aber nicht die 300 Zwisclienraume zwischen 

 den Linien 5 mm. Jang, sondern die ganze Skala, einschliesslich 

 .der 300 Linien, besitzt eine Lange von 5 mm. Man erkennt 

 leicht, dass ein Theil einer Skala nicht — ist dem Lichtenraume, 

 welchen 2 Linien begrenzen, sondern dass zu seiner wahren 

 Grosse noch die Breite einer der Linien gehort. Die Linien 

 cles Objectiv- unci des Ocularmikrometers erscheinen im Mi- 

 kroskope wegen der verschieclenen Vergrosserungen, die sie 

 erfahren, von verschiedener Breite, obgleich sie mit derselben 

 Theilmaschine hergestellt sind. Bei vergleichender Betrachtung 

 lingerer Theile der beiden Skalen compensiren sicli zwar die 

 mittleren Linien, aber es ist sehr sclnver zu erkennen, ob die 

 ausseren Kanten der beiden bei der Vergleichung in's Auge 



