39 



buchstablich zu. Wer etwa glaubt, Mm ich lrier Reklame fiir 

 ihn schreibe, der irrt gewaltig: die optische Werkstatte von 

 Zeiss hat einen Weltruf und bedarf wedermeinernocliirgend 

 eines Andern Reklame, denn sie ist mit Auftragen iiberhauft. — 



Zu meinem Tliema zuriickkehrend, muss ich bemerken, 

 dass es sich bei dem Arbeiten mit obiger Mikraskala bald 

 herausstellte, dass sie fiir langeren und oft wiederkehrendeii 

 Gebrauch, wie dies ,z. B. die Untersuchung umfangreiclier 

 Moosseudungen mit sich bringt, etwas zu fein war und das 

 Auge angriff. Man erkennt, dass dies nicht anders sein konnte, 

 wenn man erwagt, dass die einzelnen Tlieile die scheinbare 

 Grosse von *j B mm. haben. Bei einer Vergrosserung von 200 /i 

 erscheint 1 / m mm. in der Grosse von 2 mm., also 1 / 1000 mm. 

 in der Grosse von 0.2 mm., 2 /io sind aber = [/$. So scharf 

 sicli audi auf dem weissen Grunde des Selifeldes die einzelnen, 

 hochst sauber mit Russ gefarbten, eingeritzten Striclie ablieben, 

 so liegen doch Fiinftel -Millimeter an der Grenze des deutlichen 

 Seliens (wenigstens fiir mein Auge, jiingere Forscher werden 

 sie vielleicht noch ohne Anstrengung langere Zeit hindurch 

 abzahlen konneii) und die einzelnen Tlieile fliessen beim Ab- 

 z allien, sobald sicli dies often wiederholt, leicht fiir das Auge 

 ineinander. Der Mikrokopiker hat aber alleUrsaclie sein Auge 

 zu schonen, urn es sicli mogliehst lange ungeschwacht zu er- 

 halten. Da nun audi andrerseits eine Vergrosserung von i95 /\ 

 fur die Sporen der meisten Arten etwas sdiwadi ist, so ging 

 ich fiir diese Messungen zu Objectiv D mit Ocular 3 = 32 % 

 iiber. 



Nach dem oben Gesagten konnte ich wissen, dass die 

 Tlieile einer fiir diese Combination passendeu Mikraskala eine 

 scheinbare Grosse von ca. J / 3 mm, haben wiirden, also ohne 

 jede Anstrengung des Auges zablbar sein mussten. Aber eine 

 solclie Skala zu erhalten, war nicht so leicht, was seinen Grand 

 in Folgendem hatte: bei genannter Combination decken sicli 

 28 Tlieile der gewohnlichen V !0 mm. Ocularskala mit 10 Theilen 

 des in l j m mm. getheilten Ohjectiv-Mikrometers; einTheil der 

 Ersteren ist — 3,6 u (genauer i= 3,57 a). Ein Millimeter der 

 anzufertigenden Skala Avar somit in 36 Tlieile und 5 mm. also 

 in 180 (genauer in 178,5) Theile zu theilen. Die Construktion 

 der Theilmaschme macht es unmoglich 5 mm. in 178,5 Theile 

 zu theilen, ich verzichtete also wegen der sehr geringen Fehler- 

 grosse, auf die 1,5 Theile und bat urn 5 mm. in 180 Theilen. 



• 



