42 



Bin Ocularmikrometer erscheint bei alien Vergrosserungen 

 gleicli gross, vorausgesetzt, dass es stets in dasselbe Ocular 

 eingelegt wird. Dies kann nicbt befremdlieh erscheinen, denn 

 wahrend jedes Objekt vergrossert wird durcli dasProdukt aus 

 der Objectiv- mid Ocularvergrt&serung, wird das Ocularmikro- 

 meter nur durch das Augenglas des Oculars vergrossert und 

 die an den Tubus des Mikroskops angescliraubten Objectiv- 

 Systeme sind fiir dasselbe wirkungslos- Daraus folgt, dass 

 wenn man mit Skalen, welch e direkt Mikra anzeigen, messen 

 will, man erstens diese Skalen stets in das Ocular, fiir welches 

 sie gearbeitet sind, einlegen muss unci zweitens, dass man fiir 

 jedes Objectiv eine andere Skala haben muss. Wer das ge- 

 wohnliche Ocular-Micrometer (in Vjo mm benutzt, muss sich 

 fiir jede Combination den 'Werth eines Theils berechnen und 

 sich dann Tabellen fiir das Mehrfache dieses Werthes anlegen. 

 Fassen wir hier nur die beiden in Red'e stelienden Vergrosse- 

 rungen, als die gebrauchlichsten, in's Auge, so ergeben sich 



folgende Tabellen: 



fiir *«*/, ' fiir »*/, 



1 Theil des Ocular mikrometers = 6,06 M. = 3,6 M. 



2 Theile ,, „ = 12,12 „ = 7,2 



3 „ „ „ - 18,18 ,; = 10,8 



4 • 



T, 



n 



24 24 =14 4 



30,30 „ = 18,0 



» M 1) 



3? 



5 



6 ., „ ., — 36,36 „ — 21,6 „ 



7 „ fl „ - 42,42 „ = 25,2 



8 



Vt 



48.48 „ =-28.8 



Nach dem Messen jeder einzelnen Spore muss man also 

 in die Tabelle selien um den Werth fiir die betreifende Anzahl 



* 



Theile zu flnden. Dies mo elite nocli angehen, wenn sich die 

 Grosse der- Spore stets mit ganzen Theil en der Skala deckte. 

 Wie schon vorhin envahrit, kommt dies jedoch nur in seltenen 

 Fallen vor und es muss fast stets der letzte Brtichtheil ge- 

 schatzt werden. Der geschatzte Bruclitlieil soil aber wieder 

 auf Mikra umgerechnet werden und so gerath man im buck- 

 stablichen und tropischen Sinne des Wortes in die Brtiche. 

 Verschafft man sich dagegen eine Mikraskala, • z. B. fiir eine* 

 Vergrosserung von ca. 3u 7j, so hat man die Annfehmlichkeit 

 des direkten Abzahliins und die Bernhigung, dass man geniigend 

 richtig gemessen hat. Die Preisdifferenz zwischen einem ge- 

 wohnlichen Oeularmikrometer und einer Mikraskala ist viel zu 



