43 



gering, als dass man sicli die Beschaffung der Letzteren ver- 

 sagen sollte. 



Man kauii mir einwerfen, dass nicht Jeder ein Mikroskop 

 von Zeiss hat, clem entgegne ieli, dass hoffentlich die be- 

 treffende optische Werkstatte nicht minder coulant uud ent- 

 gegenkommend, als die von Zeiss in Jena sein und sicli zur 

 Anfertigung der gewiinschten Skala, deren Berechuuug nacli 

 den vorstelienden ausfiihrlichen Mittheilungen nicht schwer 

 fallen kann, bereit linden wird. Den Besitzern Zeiss 'scher 

 Mikroskope kann ich empfehlen, sich eine Mikraskala fur die 

 Combination von System D und Ocular 3 (— 32 %) kommen zu 

 lassen. Fur den Gebrauch derselben ist es hochst bequem 

 sich noch einen zweiten Tubus anfertigen zu lassen. Ein 

 solches glattes Bohr ist sehr billig. Man schraubt an dasselbe 

 das System D uud steckt das mit der Mikraskala versehene 

 Ocular 3, dessen Augenglas man ein fur alle Mai passend ein- 

 gestellt hat, darauf. Will man Sporen messen, so zieht man 

 den Tubus, an welchem sich das fur den gewohnlichen Ge- 

 brauch benutzte System C befindet, aus dam Mikroskope heraus 

 und steckt den, an der en Tubus hinein, was schneller geschehen 

 ist, als ich es hier schreibe, Auf diesc Weise umgeht man 

 das lastige Ab- und Anschrauben der Systeme und das Wechseln 

 der Oculare. 



Man kann meinem Vorschlage den Vorwurf machen, dass 

 man fiir jede Combination des Mikroskopes eine andere -Skala 

 gebraucht, wenn man mit Mikromillimetem messen will. Dies 

 ist richtig, aber ebenso richtig ist audi, dass man mit dem 

 gewohnlichen Ocularmikrometer bei keiner Combination die 

 Grosse des Objects in Mikromillimetem messen kann, wahrend 

 dies bei der von mir vorgeschlagenen Skala doch wenigstens 

 bei der Combination der Fall ist, fiir welche sie angefertigt 

 wurde. Ferner liegt nicht der geringste Hinderungsgrund vor, 

 eine Skala, welche fiir eine bestimmte Vergrosserung Mikra 

 angiebt, audi fur jede beliebige andere Vergrosserung ebenso 

 gut, wie die gewohnliche '/*« n™- Skala beniitzen zu konnen. 

 Man wolle sicli nur vergegenwartigen, dass die y in mm. Skala 

 doch eine' ganz willkiihrliche Grosseneinheit ist und dass man 



■ 



ebenso gut jede andere Skala mit irgend einer anderen Grossen- 

 einheit zu Grunde legen kann. Bei der einen wie bei der 

 andern wird man sich Tabellen anzufertigen haben, aus den en 

 man fiir jede Vergrosserung den Werth der abgezahlten Theile * 



