: 460 
-zu einfachem Brunnenwasser über. Ein Unterschied in der Leitfähig- 
keit machte sich, da der Widerstand des Schliessungskreises an sich 
sehr gross war, nicht bemerkbar. 
Als Stromindicator benutzte ich, wie Kunkel, das Lippmann- 
sche Capillar-Eleetrometer, ein dureb die grösste Empfindlichkeit — 
man kann Potentialdifferenzen von !;; Tausendstel Volt noch sicher 
nachweisen — und die ausgezeichnete Dämpfung gleich werthvolles 
Instrument. Es besteht bekanntermassen aus einem etwa 1m langen, 
3—4 mm weiten, in eine äusserst feine Oapillare ausgezogenen Glas- 
rohr, in welchem durch die Capillar-Depression eine höhere Queck- 
silbersäule getragen wird. An meinem Instrument betrug sie 38,5 cm, 
was für die Pflanzenströme vollkommen ausreichte. Die Capillare 
taucht in ein mit verdünnter Schwefelsäure (1:10) gefülltes Reagenz- 
gläschen, das am Boden eine Quecksilberschicht enthält. In diese» 
wie in das Quecksilber der langen Röhre tauchen Platindrähte, welche 
die Verbindung mit den Electroden herstellen. Schickt man einen 
Strom in der Richtung vom Glasrohr durch die Capillare zur Schwefel- 
säure, dann ändert sich die Capillarconstante infolge der Polarisation 
des Quecksilbermeniscus, so dass dieser von seiner Ruhelage, die er 
bei stromloser Anordnung einnimmt, nach dem offenen Ende der 
Capillare sich bewegt und schliesslich bei constantem Strom an einer 
anderen: Stelle eine Gleichgewichtslage einnimmt. Wenn im Folgenden 
für diese Bewegungsrichtung der Ausdruck „Steigen“ gebraucht wird, so 
geschieht es einmal, weil sie wirklich in dem zur Ablesung dienenden 
Horizontalmikroskop als ein Steigen erscheint, zweitens, um auch im 
Sprachlichen einen gewissen Parallelismus zwischen dem Anwachsen 
des Stromes und der dadurch veranlassten Quecksilberbewegung zu . 
haben. Im Ocular des Mikroskops war ein Mikrometer eingelegt, das 
die Ausschläge nach Scalentheilen abzulesen gestattete. Die Ver- 
grösserung selbst war 30 linear. Natürlich erhält man mit diesem 
Electrometer nur relative Angaben über die Stromgrösse. Diese ge- 
nügen aber für unsere Untersuchungen, die durchaus nur qualitativer 
Natur sein sollen, vollständig. Für quantitative Messungen muss das 
Instrument erst geaicht werden. Ich habe selbst einige quantitative 
Messungen vorgenommen, dabei aber zur Ueberführung der am Gal- 
vanometer abgelesenen Grössen in electrisches Maass die von Lipp- 
mann angegebene Tabelle benutzt.) Ein Blumenblatt von Paeonia 
ergab 24 Scalentheile == 0,017 Volt; ein solches von Papaver 44 sc. 
2) A. ch. ph. (5) 5, S. 494 fi. [1875]. 
