Mikrotechnische Mittheilungen. 
II. Ein von R. Jung gebautes Mikrotom und seine Verwendung _ 
in der Pflanzenanatomie. 
Von 
Ludwig Koch. 
Mit einem Holzschnitt, 
In der mechanischen Werkstätte des Herrn R. Jung in Heidel- 
berg wird in neuester Zeit ein im Wesentlichen dem „Cambridge 
rocking mierotome“!) nachgebildetes in Einzelheiten verbessertes Mi- 
krotom gebaut, über das sich Schiefferdecker?) sehr anerkennend 
ausspricht. Es wird angegeben, dass besonders die pathologischen 
Anatomen dieses Instrument in den bei weitem meisten Fällen mit 
Vortheil gebrauchen können. Zweck des vorliegenden Aufsatzes ist 
es zu prüfen, ob und inwieweit das Mikrotom auch auf pflanzen- 
anatomischem Gebiet Verwendung finden kann. Mit einer Be- 
schreibung des Instrumentes möge begonnen werden. 
Auf einem massiven Untergestell erheben sich zwei Träger (6), 
in denen die Achse A lagert. Um diese dreht sich ein Hebel (B), 
dem die Führung des Objecthalters zufällt. Dieser Führungshebel 
wird durch eine starke Spiralfeder nach unten gezogen, er liegt der 
Schraubenmutter M auf, die durch die Mikrometerschraube Sch ge- 
hoben werden kann. 
Ein dem Führungshebel paralleler zweiter Hebel (C) vermittelt 
die Bewegung des Objecthalters in vertikaler Richtung. Dieser Be- 
1) Beschrieben im Journal of the Royal Mikroscopical Society Ser. II, vol. V, 
1885, pag. 550. 
2) Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische Technik 
Bd. IX, 1892, pag. 168, 
