Das Hydrosimeter, 
ein Apparat, um unter constantem Druck Flüssigkeiten in Pflanzen zu pressen. 
Von 
Dr. 3. W. Moll. 
Mit einer Abbildung im Text. 
Vor längerer Zeit publieirte ich „Untersuchungen über Tropfen- 
ausscheidung und Injection bei Blättern“ °), durch welehe es mir ge- 
lang, die Bedeutung der Wasserausscheidung für das Leben der Pflanze 
klar zu legen. Die zu diesem Resultate führenden Versuche wurden 
grösstentheils mit abgeschnittenen Pflanzentheilen gemacht, in welche 
das Wasser durch Quecksilberdruck gepresst wurde. 
Der zu diesem Zwecke benutzte Apparat war sehr einfach und 
bestand wesentlich nur aus einem U-Rohr mit langem und kurzem 
Schenkel. Auf dem kurzen Schenkel des mit Wasser gefüllten Rohrs 
wurde der Zweig befestigt, und dann in den anderen Schenkel so viel 
Quecksilber gegossen, bis der gewünschte Druck erreicht war. Solche 
Apparate werden in allen Laboratorien bei Versuchen dieser Art be- 
nutzt; sie sind aber sehr primitiv, zumal weil der Druck in ihnen, 
sobald Wasser von der Pflanze aufgenommen wird, fortwährend wech- 
selt und bald, durch das Sinken des Quecksilbers im langen und das 
Steigen im kurzen Schenkel, ganz aufhört. Auch die Messung der 
Quantität Flüssigkeit, welche durch den Versuchszweig aufgenommen 
wird, fällt bei solchen Apparaten nur sehr ungenau aus. 
Obgleich die Einrichtung für den damals beabsichtigten Zweck 
genügte, habe ich mir doch die Frage gestellt, ob es nicht möglich 
sein würde, einen besseren Apparat zu construiren, mit dem die Ein- 
pressung des Wassers unter constantem Druck erfolgen könnte, und 
der zugleich gestatten würde in jedem Augenblick das Volumen des 
eingepressten Wassers genau zu messen. Es schien mir, dass bei 
verschiedenen botanischen Untersuchungen ein solcher Apparat gute 
Dienste leisten könnte, und so ist ein solcher zu stande gekommen, 
den ich jetzt unter dem Namen Hydrosimeter ?) beschreiben will. 
Das Prinzip dieses Apparates ist folgendes. Oben befindet sich 
ein Quecksilberreservoir, wie eine Mariotte’sche Flasche eingerichtet; 
dieses Reservoir kann höher und niedriger gestellt werden. So wird 
1) Versl, en Moeded,. d. Kon. Akad. v, Wetensch. in Amsterdam. Afd. Na- 
tuurk. 2° reeks, DI. XV. 1880. 
2) Aus up —= Wasser und dor == Btoss, 
