841 
ganze Apparat sich ein wenig ausdehnt. Die Gummiverbindungen 
bei e und A betheiligen sich aber daran nur sehr wenig; denn als ich 
einen Apparat benutzte, bei dem das Ansatzrohr für die Pflanze an- 
geschmolzen war, zeigte dieses Ueberfliessen des Quecksilbers sich 
dennoch. Jedenfalls würde man aber auf diese Weise verfahrend 
einen kleinen Fehler machen, weil das Volumen dieser Tropfen nicht 
mit einem gleichen Volumen in den Zweig hineingepressten Wassers 
übereinstimmt. Der Fehler wird aber sehr leicht gehoben, wenn man 
dafür sorgt dass in dem Augenblicke; wo der Druck wirksam wird, 
der offene Schenkel des U-Rohres nicht ganz mit Quecksilber gefüllt 
ist; ist dies der Fall, so kann es beim Oeffnen des Hahnes ce ein 
wenig steigen, ohne dass etwas überfliesst. - 
Diesen Zweck erreicht man, wenn man das Quecksilberreservoir 
einen Augenblick so weit nach unten schiebt, dass sich das Niveau 
in demselben unter dem oberen Rande des U-Rohres befindet. Die 
Einrichtung des Stativs ist eine solche,’ dass dieses von selbst erreicht 
wird, wenn man den Klotz m so tief senkt dass er den gleichen 
Klotz des unteren Reservoirs berührt. Man öffnet dann den Hahn g, 
so dass das Wasser aus Reservoir 4 frei zufliessen kann, und dann 
den Hahn c. Das Quecksilber zieht sieh nun in dem Rohre ein wenig 
zurück, und Wasser tritt an seine Stelle. Man schliesst nun den Hahn g 
und stellt den gewünschter Druck durch Hebung des Quecksilber- 
reservoirs bei offenem Hahne c her, wobei das Quecksilber im U- 
Rohre etwas steigt. Schliesslich lässt man durch vorsichtiges Oeffnen 
des Hahnes g oder f das Quecksilber bis zum Rande des U-Rohres 
aufsteigen, und der Versuch ist angefangen. Wie gewöhnlich in 
solchen Fällen kostet es viel weniger Zeit, diese Manipulation auszu- 
führen, als die Beschreibung derselben zu lesen. 
Man kann-selbstverständlich während des Versuchs so oft man 
will die Menge der eingepressten Flüssigkeit messen. Zu diesem 
Zwecke wird der Hahn c erst geschlossen, und der Druck also einen 
Augenblick aufgehoben, was in den meisten Fällen wohl nicht scha- 
den wird. Das übergeflossene Quecksilber kann dann ablaufen, wenn 
man die Hähne / und g zugleich kurze Zeit öffnet. Der Versuch 
kann sogleich fortgesetzt werden, wenn maı den Hahn c unter Be- 
nutzung der oben beschriebenen Vorsichtsmassregeln wieder öffnet. Soll 
das Abfliessen des Quecksilbers leicht stattfinden, so darf das untere 
Rohr, indessen Verlauf sich der Hahn f befindet, nicht allzu eng 
sein; das Lumen soll wenigstens 3mm Durchmesser haben. Das 
abgeflossene Quecksilber kann dann und wann wieder in das Queck-- 
