217 
hing an einem Stativ ein Thermometer, das die Temperaturablesung 
noch für !Jo Grade gestattete. 
Hl. Methode der Benutzung des Apparates. 
Die Handhabung des Apparates war nun höchst einfach. Die 
Flasche D oder allgemeiner das Gefäls, welches beschickt werden 
sollte, wurde mittels Gummischlauches an dem T-Rohrschenkel des 
Dreiweghahnes C angeschlossen. Nachdem dieser in die Stellung ge- 
bracht war, dafs die Luftpumpe mit dem Rezipienten kommunizierte, 
setzte man die Luftpumpe in Bewegung und liels sie so lange wirken, 
bis möglichst aller Sauerstoff evakuiert war. Bei Feststellung dieses 
Punktes mufsten verschiedene Faktoren beachtet werden, nämlich der 
Barometerstand, die Temperatur, die Wasserdampftension, da die Ex- 
perimente stets in Gegenwart von Wasser ausgeführt wurden, der 
Druck der Wassersäule auf das Quecksilber im Manometerrohr und 
die Kapillarität des letzteren. Die Korrektion des Barometerstandes 
würde sein: Der Barometerstand bei einer bestimmten Temperatur 
minus der Summe aller anderen genannten Faktoren bei derselben 
Temperatur. 
| 
De PLAHET 
A ll 
£ 
pi E 
Ba 
Fig. 1. 
Mit der Wasserluftpumpe vermochte man, wenn alle Verbindungen 
luftdicht schlossen, bis auf wenige Millimeter auszupumpen. Nach 
der Evakuation wurde durch Schliefsen des Hahnes B die Luftpumpe 
aufser Funktion gesetzt und der Hahn C so gedreht, dafs das Mano- 
meterrohr mit dem Rezipienten und dem Woasserstoffapparate, der 
nun seinerseits langsam in Gang gesetzt wurde, kommunizierte. Das 
allmähliche Fallen der Quecksilbersäule zeigte zugleich an, wie weit 
der Rezipient mit Wasserstoff gefüllt war. Das Gefäfs blieb dann 
