Licht- und Wärmestrablung als ökologische Standortsfaktoren, 243 
e. 
Meistens sind ja diese Instrumente als Maximumthermometer konstruiert 
zu einer einmaligen Tagesablesung. Haben sie aber frei beweglichen 
Quecksilberfaden, so findet bei jeder Trübung, bei jedem vor der Sonne 
herziehenden Wölkchen ein unaufhörliches Niedergehen statt, dem ebenso 
schnell ein rapides Aufsteigen folgt, ebenso an heiteren Tagen wie 
an solchen, wo die Sonne nur kurzzeitig durch Wolken bricht. Und 
an solchen Tagen kommt der schnell erreichte hohe Stand demjenigen 
der sonnigen Tage sehr nahe, wenn nur die Sonne ebenso hell strahlt. 
Dies hat die Aufmerksamkeit auf die sogenannten „freien Schwarz- 
kugelthermometer“ gelenkt, welche ebenso wie die Vakuumradiations- 
instrumente eingerichtet nur der umgebenden luftleeren Hülle ent- 
behren und sich daher auf ein mittleres Maß von Wärmegraden zwischen 
der Temperatur der sie umgebenden und ihnen Wärme entziehenden 
Luft einerseits und den Vakuumthermometern andererseits einstellen. Je 
kühler die Luft, je bewegter dieselbe durch abkühlende Winde, desto 
ähnlicher ist ihr Stand denen der Schattenthermometer, aber doch bei 
intensiver Sonne und sogar im Winter an Eistagen denselben be- 
deutend überlegen. Die Annahme liegt nahe und ist durch die ver- 
schiedensten von mir angestellten Proben bestätigt, daß diese „freien 
Insolationsthermometer mit geschwärzter kleiner Kugel“ den 
Temperaturen, denen die vom Winde frei umspülte Pflanzen- 
welt in der Sonne ausgesetzt ist, am meisten entsprechen. Be- 
sonders aber ist auch als Ergebnis physiologischer Versuche {s. Stahl 
.1909, Ursprung 1903) festgestellt, daß die Temperatur besonnter 
Blätter ziemlich nahe mit derjenigen solcher freier Schwarzkugelthermo- 
meter übereinstimmt. Diejenige Messungsmethode aber, die dieses 
Ziel möglichst erfüllt, hat ökologisch den größten Wert!). 
1) Ich weiß sehr wohl, daß der Standpunkt der heutigen Klimatologie, wie 
sie z. B. ein führender Fachmann wie Julius Hann ([19] 1908, Bd. I, pag. 14) 
vertritt, ein anderer ist. Die Angaben der gewöhnlichen Blank- und auch Schwarz- 
kugelthermometer gelten als vage und als nicht verwertbar zu klimatologischen 
Untersuchungen. Dies absprechende Urteil bezieht sich aber wohl in erster Linie 
darauf, daß diese Instrumente sich nicht zu „homogenen Temperaturreihen“ eignen. 
„Ein Erfordernis vergleichbarer Mittel ist, daß sie homogen sein müssen, sich anf 
dieselbe Lokalität beziehen, bei ungeänderten Einflüssen der Umgebung derselben, 
auf dieselbe geeignete Aufstellung der Thermometer und ungeänderte etwaige Kor- 
rektionen der letzteren“ (Haun, Bd. I, pag. 42). Aber wie hätte nach diesen 
Grundsätzen A. Schade ([36] 1912) wohl die ökologischen Temperaturbedürfnisse 
und Gegenwirkungen in den Felsschluchten des Elbsandsteingebirges ermitteln 
sollen, wo es gerade darauf ankam, die Vielseitigkeit der Standortsbedingungen 
festzustellen und gegeneinander abzuwägen ? Was nützt dazu eine meteoro- 
logische Hauptstation im Bereich der sächsischen Schweiz ? 
i6* 
