[ R 
Oberhäuser’schen nicht ortheilen, 
Bei der Prüfung eines Glasmikrometers ist es jedoch 
nicht "hinreichend , sich davon zu überzeugen, dass die Linien 
in gleielien. Entfernungen von einander stehen, sondern man 
"muss auch untersuchen‘, ‘ob die Linien um die vom Mechani- 
ker angegebene Weite von einander abstehen. In dieser Be- 
ziehung erlauben sich’ die Verfertiger gerne kleine Abweichun- 
gen, wenn ihre Theilmaschine auf eine bequemere Weise die 
Theilung nach einer der verlangten nahe stehenden Grösse 
.zugiebt: 
Den Besitz brauchbarer Glasmikrometer Vorausgeseizt, 
so gieht es bei Messung mittelst derselben mehrere wegeni- 
lich verschiedene Methoden. 
Gegen die einfachste. derselben, nämlich das Auflegen des - 
zu messenden Gegenstandes auf den Glasmikrometer selbst, 
sprechen sich die Schriftsteller über das Mikroskop so ziem- 
„lich übereinstimmend ‚ungünstig aus, ‚und zwar aus dem 
Grunde, ‘weil man hei Gegenständen von einiger Dicke den | 
Mikrometer und däs Object nicht zu gleicher Zeit scharf 
schen könne, Ungeachtet dieses bei grösseren Körpern und 
Anwendung starker Objective richtig. ist, sa scheint mir diese 
Methode doch gar nicht so sehr zu verachten zu sein, und 
in einzelnen Fällen sogar zu den besten zu gehören, nämlich 
dann, wenn es sich nm die Messung sehr kleiner Körper han- 
delt, besonders wenn dieselben in einer Flüssigkeit schwin- 
. men, und eine Molecularbewegung zeigen. Wenn in, einem 
solchen Falle die Körper kleiner, als die Abtheilungen des 
am feinsten getheilten Mikvometers sind, so findet freilich 
keine eigentliche Messung, sondern eine ungefähre Schätzung 
' des Durchmessers. des Körperchen im Verkältniss zur Breits 
einer Abtheilung des Mikrometers'statt, und insofern int das 
waren ; gleiches. Lob kann ich einigen, Von mir untersuchten’ 
