498 — 
Berührung ihrer Spitzen einander genähert werden können, 
Um .den Dutchiesser 'ines Gegenstandes, zı- messen,- schranbt 
man’ die Spitzen so ‚weit ‚ins. Oeular vor ,. dass: sie die enlge- 
gengeseizten Seiten des Bildes berühren‘, legt nun -stalt. des 
Objeetes einen Glasmikrometer "unter das Mikroskop, and 
zählt: die :zwishen den Spitzen liegenden Ahtheilungen des- 
"selben. - Diese. Methode gewährt den entschiedenen Voriheil 
vor der Anwendung eines in das Oeular eingelegien Mikre- 
meters, ‘dass das Bild des Objectes vollkommen klar bleibt, 
and‘ dass.man die dunkeln Nadeln. schr scharf auch über 
einem. minder durchsichtigen Objecte sieht, ' daher einen ein- 
zelnen, Theil desselben leichter, als mit dem Glasmikrometer 
messen kann, anf der andern Seite maght es aher grosse 
Schwierigkeiten, die Nadelspitzen genau auf den Rand des 
\ Objestes einzustellen, . wenn dieselben nicht schr ‚spitzig z0- 
geschliffen sind, indem wegen einer an der Nadel stattänden- 
den Beugung ‚dos Lichtes” der Band des Bildes vor derselben 
urückweicht, Dieser, ‚Umstand, und ebenso die beim Ablesen 
des Mikrometers eintretende Unsicherheit veranlasst eine Üb- 
sicherheit von ungefähr 1/ogo bis 1/,90 Millimeter, man kann 
"daher diese“ Messungsmethode kaum mehr anwenden, wenn 
das‘ Öbjeot kleiner, als Y.00 bis %g9o Millimeter ist, Wess- 
halb diese Methode bei Megsung kleiner Körper unbedingt 
die schlechteste ist; dagegen ist sie bei Gegenständen yon 
grösserem ‚Durchmesser bequem und hinreichend sicher, 
Ei Eine. weitere Methode der Messung mittelst des Glas 
mikrometers’ beruht ‚darauf, dass 'mit Hälfe des Sömmerring- 
schen Spiegels- oder‘ einer analogen Vorrichtung von dem 
durch ‚das Mikroskop betrachteten. Gegenstande &ine Zeich- 
“ nung; entworfen, und alsdann 'nach derselben Vergrösserung 
das. Bild eines. Glassmikrometers auf die-Zeichnung üherge- 
‚tragen.'wird;, „Dass anf diese Weise mit grosser: Leichtigkeit 
f 
