502° — 
jectps in entgegengeseizter Richtung durch. das Ocnlär ‚geführt 
wird, und’ dass man den Anfang und das Ende dieser Ver- 
schiebung durch die Berührung eines im, Ocular. ausgespann- 
ten Spinnenfadene, ‚oder besser eines zarten, auf’ Glas gezo- 
genen Diamantstriches 'mit dem einen, und ‚später mit ‚dem 
. andern Bande des Bildes bestimmt, worauf .die zur Verschie, 
bung nothwendig gewesene Drehung der Schranbe am-Index 
. des Instramentes und der getheilten. Trommel der Schraube 
«abgelesen wird, Die ‚Genauigkeit der Messung richtet sich 
daher nach der Genauigkeit, mit welcher die, Einstellung des 
‘; Spinnenfadens auf die Ränder des Bildes bewerkstelligt wird, 
Rs vereinigen sich ‚nun mehrere Umstände, um tie Ausfüh- 
zung, dieser Operation in voller’Schärfe unmöglich zu machen. - 
"Erstens tritt am Rande des Bildes, wenn man denselben 
mit‘ dem Faden in Berührung bringen will,. eine Beugung 
des Lichtes, and in. Folge derselben - eine Abplattung des 
Randes ein, welche ein vollkommen scharfes Aneinander- 
lcgen des Bildes und des Fadens unmöglich macht. Diesem 
Vebelstande könnte man zwar dadurch begegnen, dass man 
im Oculare zwei parallele, in kleiner Entfernung, von einan- 
- der‘ gezogene Diamantstriche anbringen, und auf. die Mitte 
. ihres „Zwischenranmes einstellen würde, allein. auch dadureh 
' wäre in den meisten Fällen ein scharfes Einstellen noch nicht 
gesichert. “Die Anwendung von Diamantstrichen führt nän- 
lieh überhanpt, den Uebelstand mit sich, dass dieselben, went 
das ‚Bild eines nicht sehr durchsichtigen Objeetes unter ihnen 
durchgeführt - wird, nur sehr schwierig zu sehen sind, uod 
häufig, wenigstens momentan, ganz. unsichtbar werden, Id 
fand es daher zweckmässiger (wenn nicht kleite Kügelchen 
gemessen werden sollen, welche allerdings besser "mittelst dir 
nes „Fadens gemessen werden), in das Ocular einen Bing ein- 
zulegen, in welchem sich in der Richtung eines Radius eine 
fein zugeschliffene Nadel befindet, deren Spitze bis in den 
nn un 
