. 503: 
Mittelpunet des Biüges reicht, ‚und auf die Spitze der: Nadel 
‚einzustellen. Es erleichtert dieses das Einstellen bedeutend, 
indem die Nadel auch über einem dunkeln Objecte’ sehr’ scharf 
geschen‘ wird, ‘und es weit leichter ist, ‘die Nadelspitze mit 
dem Rande des Bildes in Berührung zu bringen, als’ dieses 
bei Anwendung eines Fadens der Fall ist. " 
Eine zweite Ursache der fehlerhaften Einstellung liegt 
darin, dass man mit aller Vorsicht doch häufig nicht ver- 
meiden kann, die Schraube etwas weiter vorzuschrauben; als 
man’ beabsichtigte, oder zu frihe mit der- Drehung derselben 
aufsuhören, Hat man über den Berührungspünet der Bilder 
vorgeschraubt, >so lässt sich der Fehler durch’ Zurücksehrau- 
ben nicht wieder verbessern, indem. der immer - vorhandene 
tedte Gang der Schraube das Resultat der Messung 'noth- 
wendig falsch machen würde, Diese in der Unsicherheit der 
Haud begründete Ungenanigkeit des Einstellens liesse sich 
awax leicht entfernen, wenn am Mikrometer auf analoge 
Weise, wie an den Kreisen der astronomischen Instrumente, 
eine Vorrichinng angebracht würde, um den letzten Theil der 
Drehung mittelst einer Schraube vorzunehmen, Es ist aber 
wohl nicht der Mühe werth, das Instrument auf diese Weise 
somplieirter und in seiner Anwendung zeitraubender zu ma- 
chen, indem es offenbar kürzer ist, wenn man bein Einstel- 
len einen bedentenden Fehler beging, die Beobachtung zu ver- 
werfen und eine neue zu machen. 
Ein weiterer Umstand, durch "welchen kleine Fehler ver- 
trsacht werden können, liegt darin, dass die gewöhnlichens 
Säulenförnigen Mikroskopstative keinen so soliden Bau : be- 
Sitzen, dass nicht durch einen auch nur selwachen Seiten- 
druck, welchen man bei. der Drehung der Mikrometerschraube 
ünwillkührlich ausüben kann, in Folge der Elastieität dos 
Statives und des‘ ganzeu) Messapparales der leiztere um eine, 
