470 _—__ 
Eutwiekelungsstufen keunen zu lernen, sei es als Mittel zur 
Vergleichung zwischen den Theilen verschiedener Tiere oder 
Pilanzen selbst, so ist es Jurchans nothwendig, dass sie so 
exact, d. h. so wahr als möglich seien. 
Jedoch muss man gestehen, dass, obgleich niemals die 
wissensehaftliche Genanigkeit geopfert werden soll, die De- 
eimalbrüche, ihrer Nullen wegen, wenig geeignet sind, die 
Grösse der Objecte auf eine bequeme und leichte Weise der 
Einbildung zugänglich zu machen. Aus diesem Grunde habe 
ich 0,001 Alillimeter als Rinheit angenommen, nm die mikro- 
melrischen Maasse auszudrücken. Es scheint mir auch wün- 
schenswerth, dass dirse mikroskopische Einheit ein eigenes 
Zeichen trage, Da jetzt das Meter durch m, das Millimeter 
durch mm ansgedrürkt wird, so kann 0,001 Millimeter durch 
mmm (Ylikro- Millimeter) ausgedrückt werden. 
Die verschiedenen Mittel, deren sich die Beobachter heat 
zu Tage bedienen, um mikroskopische Ohjecte zu messen, 
sind dem Leser bekannt, Ihre Genauigkeit ist nicht für alle 
gleich. Die Schrauben - Mikrometer dürfen, ohne Widerrede, 
unter die besten gerechnet werden, wenn sie gut construirt 
sind. Ich habe eins zu meiner Verfügung, welches zu einem 
Dollond’schen Mikroskope gehört, bei dem ich jede Theiloag 
zu 0,000055 Millim. (e. Y/gooo de millim.) gefunden habe 
Zwanzig verschiedene Messungen mit diesem Mikrometer bei 
einer 530maligen linearen Vergrösserung zu Hülfe nehmend, 
und cin Glasmikrometer von Chevalier als Massstab ger 
brauchend, war die grösste Differenz zwischen den Messan- 
gen wenig mehr als 3 Theile des Mikremeters, was ohnge- 
fähr Y/ggo Millim, beträgt. Diejenigen Mikrometer, mit wel- 
chen die Mikroskope von Amiri (deren optischer Theil übri- 
gens ansgezeichuet ist) voerschen werden, sind rollkommen 
ausser Stande, hier zu dienen, die Theilungen entsprechen 
bald #100, bald Y/, Millim. Aber auch die besten Schrat- 
