SÉANCE DU 27 JUILLET 1877. 263 
pour rendre les détails les plus fins sur la vision directe. Personne n'ignore 
d'ailleurs que dans l'impression photographique, le seul rayon qui entre 
en jeu est le rayon «clinique. En outre, il se trouve généralement utile, 
en pratiquant la photomicrographie, de faire traverser au rayon éclairantun 
diaphragme formé par un verre de cobalt ou une capsule de verre à faces pa- 
ralléles remplie d'une solution de sulfate ammoniaeal de cuivre. Introdui] 
sur le trajet des rayons blanes, ce diaphragme a pour effet de s'opposer au 
passage de tous les rayons, si ce n'est des rayons bleus, au voisinage des- 
quels réside l'action chimique. Mais le résultat obtenu ainsi est incomplet 
parce qu' avec le rayon bleu on laisse passer un peu du rayon rouge. Ce- 
pendant, comme ce dernier n'exerce aucune action chimique, il arrive que 
par la photographie, il se comporte comme s'il n'existait pas. Bien plus, 
à mon sens, l'image photographique étant l'impression chimique produite 
par un seul et unique rayon, il en résulte que cette image est obtenue 
dans les plus petits détails de l'objet examiné avec une finesse p.us grande 
que l’œil ne pourrait en exercer dans la vision directe. Quiconque s'est le 
moins du monde familiarisé avec les lois de l'optique ne saurait ignorer 
qu'il est impossible, quelque combinaison de lentilles que l'on mette en 
œuvre, d'obtenir une image absolument achromalique, et que le moven 
d'en approcher le plus, est d'employer simultanément des verres de den- 
sité différente, de sorte qu'il se forme au-dessus l'une de l'autre des 
images de teintes réciproquement complémentaires, telles que le rouge et 
le violet, qui, se détruisant mutuellement, fournissent une image incolore. 
Malheureusement les deux images ne peuvent se superposer exactement, 
étant formées par des rayons de réfrangibilité différente. Il est impossible, 
comme je l'ai dit, d'échapper à cet inconvénient, puisqu'il dépend de la 
constitution de la lumière, et l'habileté des fabricants de microscopes ne 
pourra jamais arriver à vaincre cette difficulté. 
Le savant qui a le plus contribué aux progrès du microscope, le célèbre 
professeur J. B. Amici, quelques semaines avant sa mort, et alors que je 
lui soumettais l'examen d'un test d'une difficulté exceptionnelle, me confia 
un procédé imaginé par lui, et qu'il me dit n'avoir encore confié à personne. 
Aprés sa mort, je ne crus pas devoir rester le seul dépositaire de cette 
ressource, la derniére qui reste au mierographe dans les cas d'une extréme 
difficulté, et je rendis public le procédé dans une lettre écrite à notre 
illustre astronome le P. Angelo Secchi, pour qu'il en fit part à l'Académie 
pontificale dei nuovi Lincei. Cette lettre eut l'honneur d’être insérée dans 
les Actes de l'Académie, et fut ensuite reproduite dans le Quarterly Jour- 
nal of microscopical Science, dans la Bibliothèque universelle de Genéve, 
et dans le journal français les Mondes. Ce système d'observation consiste 
à éclairer le microscope au moyen de l'une des teintes élémentaires du 
spectre, teinte qui s'obtient en décomposant un rayon de lumière blanche 
parle moyen du prisme. L'image colorée ainsi produite est absolument 
