

M. LANGERON. HYDROTIMETRIE EN GEOGRAPHIE BOTAMQUE. 241 



soit toujours la meme, car les donnees definitives restent comparables. 



Nous allons examiner les diverses causes d'erreur, indiquer les moyens 

 d'y remedier et determiner leur importance, en ce qui concerne le but 

 que nous voulons atteindre. 



Les erreurs de dosage peuvent etre dues aux instruments, a la liqueur 

 titree, a la maniere d'effectuer le dosage. 



1° Instruments. — Les objets necessaires pour faire un dosage 

 hydrotimetrique sont un flacon portant quatre traits de jauge, correspon- 

 dant a 40, 30, 20, 10 centimetres cubes et une burette speciale, dite 

 burette hydrotimetrique. Ces instruments speciaux sont a peu pres 

 indispensables. On ne peut mesurer Feau a analyser dans une eprou- 

 vette graduee et la verser ensuite dans un flacon quelconque, car laperte 

 par adherence aux parois de Feprouvette fausserait les resultats. Albert- 

 Levy conseille Femploi d'une pipette jaugee. Ge proeede est tres bon car 

 il permet de mesurer tres exactement le volume d'eau a analyser, on 

 pourra done se servir d'un flacon quelconque d'une contenance de 

 100 grammes et bouchant a Femeri : on y versera Feau a analyser 

 mesuree au moyen de la pipette. On se rappellera qu'il ne faut jamais 

 souffler dans une pipette jaugee pour faire ecouler le liquide : ces 

 pipettes sont graduees soit a Fecoulement libre, soit a Fecoulement contre 

 laparoi du vase. Une pipette de 40 centimetres cubes suffira, car il est 

 rare que le botaniste ait a etudier des eaux qui neeessitent une dilution 

 pour le dosage hydrotimetrique. 



Albert Levy reproche a la burette hydrotimetrique, de la forme dite 

 burette de Gay-Lussac, la difficulty de son maniement. II y a la, croyons- 

 nous, une exageration. Cette burette peut tres bien etre maniee d'une 

 seule main; Findex doit etre appuye sur Torifice de remplissage et sert 

 a regler Tecoulement du liquide. Le pouce et le medius suffisent pour 

 maintenir Tinstrument et pour lui faire executer les mouvements de 

 bascule au moyen desquels on verse le liquide. On le fait tres facile- 

 ment couler goutte a goutte, pourvu que la pulpe de Findex soit legere- 

 nient moite et permette de bien obturer Forifice circulaire de remplissage. 



L emploi de la burette de Mohr a robinet est aussi difficile a apprendre 

 pour le novice, et cet instrument necessite Femploi d'un support, ce qui 

 est une complication pour le botaniste, surtout en voyage. L'entretien du 

 r obinet necessite des soins minutieux, surtout avec la liqueur de savon qui 

 encrasse facilement. En outre, la burette de Boutron et Boudet est 

 Waduee en degres et permet de lire directement le resultat obtenu, tandis 

 ^ue Femploi d'une burette ordinaire, divisee en dixiemes de centimetres 

 c «l>es necessite un calcul pour chaque lecture et donne toujours des 

 chiffres avec decimales. 



L'erreur provenant de la dilatation par la chaleur de la main est 



T. LVIII. 



(seances) 16 



