424 SfiA^CE DU 23 JUIN 1911. 



q.u'il est tres facile de depasser le moment exact ou elle apparait. Ce 

 degre est toujours tres faible. 



La filtration du liquide exige des precautions que nous indiquerons en 

 traitant du 3 e degre. 



Determination du troisieme degre ou degre apres ebullition. 



a. Ballon hydrotimetrique. — Le ballon dans lequel on fait bouillir 

 Feau a analyser sera, pour plus de commodite, d'une forme particuliere. 

 II doit posseder un tres large col, sur lequel est grave un trait circulaire. 

 Le ballon est rempli exactement jusqu'au trait avec Feau a analyser; 

 puis, apr&s ebullition et refroidissement, le volume est complete avec de 

 Feau distillee jusqu'au niveau exact du trait circulaire. 



A defaut de ballon portant un trait grave, voici comment on peut 

 operer. Si on a un ballon a col tr£s large, on fait simplement un repere 

 sur le col soit avec un diamant, soit en collant une etiquette. Ce repere 

 remplacera le trait circulaire. 



Si on n'a pas de ballon a large col, on prend un ballon ordinaire, de 

 conf enance un peu plus grande, 150 centimetres cubes au moins, de sorte 

 que le niveau de l'eau n'arrive pas au niveau du col. Mais, dans ce cas, 

 il faut mesurer le volume d'eau a analyser avant de verser cette eau dans 

 le ballon : on effectue cette mesure dans une eprouvette graduee ou 

 mieux dans un petit ballon jauge de 400 centimetres cubes. On a soin de 

 rincer ensuite a deux reprises avec un peu d'eau distillee qu'on ajoute a 

 Feau a analyser, De meme, apres ebullition, on reverse Feau bouillie 

 dans la meme eprouvette, on rince deux ou trois fois le ballon avec de 

 Feau distillee qu'on ajoute a Feau bouillie et on paracheve le volume pn- 

 mitif avec de Feau distillee. 



Le col du ballon doit etre tres large pour faciliter Febullition et 

 empecher les projections d'eau qui seraient inevitables au debut avec un 

 col etroit. Ces projections seraient une cause d'erreur dans le dosage 

 hydrotimetrique. On comprend d'autre part qu'il est plus facile de faire 

 les deux mesures de volume dans le meme ballon plut6t que d'employer 

 un vase gradue intermediate. 



b. Chauffage du ballon. — Une simple lampe & alcool suffit. Le 



ballon doit etre maintenu par un support quelconque ou au moins sus- 

 pendu par une ficelle car le col est beaucoup plus lourd que la panse. 11 

 est indispensable d'intercaler une toile metallique a mailles fines entre la 

 flamme et le ballon, de maniere a regulariser Febullition. 



On commence par chauffer avec une forte flamme puis, d6s que 1 eau 

 est sur le point de bouillir on reduit la flamme de maniere a eviter un 

 debut tumultueux. II est en effet de la plus haute importance d'eviter les 

 projections d'eau en dehors du ballon, celles-ci ne manqueraient pas de 

 se produire si la flamme etait trop forte. Done surveiller attentivement le 



