C.-N. PELTRISOT. — SUR UN NOUVEAU MICROTOME A MAIN. 693 
sorte de godet (5) qui constitue la base de la tige et qui, renversé, 
donne au microtome une assiette suffisante. On peut ainsi le 
planter la platine en l'air sans que la molette qui occupe le 
centre du godet et ne dépasse pas les bords, géne en rien 
l'équilibre. 
Pour se servir de ce microtome on opére ainsi : une fois 
l'objet placé entre les deux morceaux de moelle de sureau, on 
desserre la molette qui commande la vis de la griffe et l'on 
appuie sur cette molette, la griffe monte et se dégage en écar- 
tant ses branches au maximum. On introduit entre les branches 
la moelle de sureau et l'on tire alors sur la molette jusqu'à ce 
que les branches de la griffe en se resserrant, compriment 
comme on le désire la moelle de sureau. On visse alors à fond 
la molette pour maintenir la compression. On peut méme aug- 
menter celle-ci en continuant à serrer la molette. 
L'objet et la moelle se trouvent alors solidement maintenus et 
en tournant la tige qui porte le tout, on provoque une montée ou 
une descente lentes et homogènes de l'échantillon à couper. 
Pour débarrasser le microtome de ce dernier il n'est pas besoin 
de le démonter entièrement. Il suffit de desserrer la molette 
suffisamment et d'appuyer sur celle-ci, la griffe se dégage en 
écartant ses branches qui laissent échapper moelle et objet. 
Cet instrument, surtout établi à des conditions qui permettent 
de voir son emploi se généraliser, n'a pas la prétention d'étre 
un objet de haute précision; nous pensons toutefois qu'il rendra 
quelques services. En résumé il présente les avantages sui- 
vants : 
1° Il permet l'usage de moelle de sureau de tous les diamètres 
courants ; | 
2° La moelle, comprimée exactement à volonté, possède un 
mouvement ascensionnel absolument régulier, d'où une régula- 
rité théorique de l'épaisseur des coupes. 
3° Le montage et le démontage de la moelle et de l'objet à 
couper demandent le minimum de temps. 
M. Chauveaud fait la communication suivante : 
