(104) 
ist die Lampe außerhalb des Wassers, bei jenen von Courmont und Nogier 
im Wasser, Nur die ersten Systeme haben sich bisher eingebürgert. Diese Art 
der Sterilisation wird auch im Kleinbetriebe und im Hause eine große Rolie 
spielen, da es trotz der vorher vorzunehmenden gründlicheren Reinigung billiger 
als die Ozonisierung arbeitet. Matouschek (Wien). 
Schmehlik, R. Eine einfache Einrichtung zum Sichtbarmachen ultra- 
mikroskopischer Teilchen in Gasen und Flüssigkeiten. Mit Fig. 
(Mikrokosmos, 6. Jahrg. 1912/13, Heft 2, p. 45—46.) 
Verfasser zeigt, daß man auch mit Instrumenten ohne Kondensator ultra- 
mikroskopische Teilchen beobachten kann. Die erforderliche Einrichtung ist 
folgende: Auf den Objekttisch kommt eine durch die Klemmen des letzteren zu 
befestigende Platte, die in der Mitte eine Öffnung und hieran anschließend einen 
nach oben gerichteten Ring (Rohransatz) hat. In die Plattenöffnung ist eine 
0,5—1 mm dicke Glasplatte eingesetzt. Mit dem Ring ist ein Deckel verschraubbar, 
der in der Mitte ebenfalls eine durch eine Glasplatte veschlossene Öffnung auf- 
weist. Die Abdichtung zwischen Deckel und Ring erfolgt durch einen eingelegten 
Gummiring. Die Entfernung der beiden Glasplatten soll etwa 1—3 mm betragen. 
Seitlich sind in den Ring zwei Röhrchen eingesetzt, die mit dünnen Schläuchen 
verbunden werden. Das zu untersuchende Gas oder die Flüssigkeit wird in vie 
durch den Ring, den Deckel und die Glasplatten gebildete Kammer eingeleitet. 
Um schädliche Lichtbeugungen zu vermeiden, befindet sich über der Öffnung 
eine becherartige Höhlung, die man mit einer Immersionsflüssigkeit füllt. Ist 
ein Kondensator vorhanden, so soll man zwischen diesem und der Glasplatte 
auch diese Flüssigkeit anordnen, Die Firma O. Himmler in Berlin liefert die 
erläuterte Einrichtung. Matouschek (Wien). 
— Ein einfaches Handmikrotom für botanische Zwecke. (Mikrokosmos, 
V. Jahrg. 1911/12, Heft 12, p. 271—272.) Mit Fig. 
Ist das zu schneidende Material an verschiedenen Schnittstellen verschieden 
hart, so bereitet die Herstellung dünner Schnitte von gleichmäßiger Dicke große 
Schwierigkeiten. Verfasser hat da ein Handmikrotom angefertigt, das die 
Möglichkeit bietet, Schnitte bis zu !/joo mm Dicke herzustellen, Es besteht aus 
einem Rohre (viereckig); die eine Seite ist ausgespart, so daß man mit dem 
Zeigefinger in das Innere fassen und das eingeiegte Objekt in eine Ecke drücken 
kann. Das vordere Ende des Rohres ist, um das Messer gut zu führen, mit 
einer Messingplatte versehen, Im Innern des Rohres ist ein hohler (oder massiver) 
Kolben angeordnet, der sich leicht verschieben läßt. Das vordere Ende des 
Kolbens stützt sich gegen das Objekt, während das hintere Ende eine Schrauben- 
spindel mit feingängigem Gewinde besitzt. Das hintere Rohrende ist durch einen 
Deckel geschlossen, in dem eine die Schraubenspindel aufnehmende runde 
‚Schraubenmutter mit ihrem Zapfen drehbar gelagert ist, die auf ihrer Unterfläche 
mit einer Skaleneinteilung versehen sein kann. Das Objekt wird dann bei 
jeder Drehbewegung um die gewünschte Schnittdicke vorgeschoben. Der zu 
schneidende Körper darf sich im Deckel achsial nicht verschieben lassen. Die 
Rohrlänge kann beliebig gewählt werden, Matouschek (Wien). 
Teichmann, E. Die Befruchtung und ihre Beziehung zur Vererbung. 
2. Auflage. (Aus Natur u. Geisteswelt. 70. Bändchen. Kl. 8°. IV 
und 96 pp. Mit 9 Textabbildungen u. 4 Doppeltafeln. Leipzig 
[B. G. Teubner] 1912. Preis geb. M. 1.25.) 
Der Verfasser hatte in der ersten Auflage (1905 erschienen) des vorliegenden 
Werkchens den Versuch gemacht, das in der Überschrift angedeutete Problem, 
Ba dat = 2... > NEE ul En a dl ins > 27 75 
N ne: nn 
ET 
a, 
