“3 MEDWIGIL 100 
Notizblatt für kryptogamische Studien, 
nebst Repertorium für kryptog. Literatur. 
Inhalt: Ad. Schmidt, über einen neuen Universal-Indieator. — 
L. Fuckel, Noch einmal Xylaria Fuckelii Nke. — Auerswald, 
Heufleria Awd., nov. gen. Stictidearum. — Dr. Sauter, Diagnosen 
neuer Pilze. — Repertorium: G. Grunow, Reise Sr. Majestät 
Fregatte Novara um die Erde. Botan. Theil. 1. Bd. Algen. — 
Von Hohenbühel, Mykologisches Tagebuch seines Badener 
(Oesterr.) Aufenthaltes. — Derselbe, über Aecidium albescens 
Grev. — Derselbe, über Panus Sainsonii (Lev.). — Pollichia, 
Jahresbericht 1868. 
| 
Ueber einen neuen Universal-Indicator. 
Als ich im vergangenen Sommer anfing, mich mit dem 
Studium der Diatomeen zu beschäftigen, lernte ich sofort 
recht gründlich die specifische Noth des Mikroskopikers 
kennen, Belagstücke zu interessanten Beobachtungen, trotz 
anhaltendem Suchen, nicht wiederfinden zu können. Wie 
ärgerlich ist solch vergebliches Suchen, wie viel Zeit wird 
darüber vergeudet, wie leiden die Augen dabei. Die man- 
cherlei bereits vorgeschlagenen Mittel zur Beseitigung dieses 
Uebelstandes waren mir glücklicher Weise unbekannt, denn 
indem ich mir selbst zu helfen suchte, glaube ich auf dem 
geradesten Wege zum Ziele gelangt zu sein. Es lag nahe, 
den Punkt eines Präparates, den ich wiederzufinden wünschte, 
durch Coordinaten zu bestimmen. Zu dem Ende legte ich 
über den Objecttisch meines Mikroskopes eine mit recht- 
winklig sich Kreuzenden Linien von 1 Millim. Abstand be- 
zogene Platte, welche durch ein vorspringendes Cylinderchen 
in die Lichtöffnung des Öbjecttisches eingriff. Wenn ich, 
den betreffenden Gegenstand im Auge behaltend, das Prä- 
parat so schob, dass seine Ränder den Coordinaten dieses 
Indicators parallel zu liegen kamen, brauchte ich nur die 
Nummern der Ördinaten und Abscissen, und nach Augen- 
maass die überschüssigen Millimeter-Bruchtheile zu notiren. 
Brachte ich das Präparat genau wieder in dieselbe Lage, so 
hatte ich bei 200maliger Vergrösserung höchstens im Um- 
kreise von !/, Millim. Durchmesser nach dem auf's Neue zu 
prüfenden Objecte zu suchen. Bei Anwendung dieses ein- 
fachen Instrumentes gestalteten sich meine Studien sofort 
um vieles exacter. Es konnte mir nich ler 
gehen, was einmal meine Aufmerksamkeje@ee bt 
N Q- 
MAY 76 1950 
6 N 
IRDEN LIBRAT 
