HH u 
längeren Jahren habe ich für Andere wer weiss wie viele 
Mikroskope von ihm bezogen, darunter keins, das nicht zu 
meiner vollen Zufriedenheit ausgefallen wäre, keins, das nicht 
ungleich mehr geleistet hätte, als sich nach seinem Preise 
erwarten liess. Gegenwärtig arbeite ich selbst mit seinem 
„grossen Mikroskope“, von dessen ganz ausserordentlichen 
Leistungen sich bereits mancher Kenner mit Entzücken und 
Staunen bei mir überzeugt hat. Zum Beweise dafür nur 
Eins. In einem Bourgogne’schen Präparate von Pleurosigma 
angulatum wird schon bei %0/, die dreifache Streifung un- 
übertrefflich scharf erkannt; in den sieben bis zu 1580, fol- 
genden Combinationen steigern sich die Leistungen von Stufe 
zu Stufe; in den stärksten kann man die sechs eckigen 
Felder dieses Testobjects so einstellen, dass sie hell oder 
dunkel oder mit dreieckigem Schatten erscheinen, und das 
alles so leicht und sicher, als ob es gar nicht anders kommen 
könnte. Namentlich mit Hilfe der farblose Contouren bieten- 
den Beleuchtungslinse lässt sich vieles sehen, was sonst nur 
unter Immersionssystemen zur Erscheinung kommt. 
Wer nun meinen Universal-Indicator zu haben wünscht, 
braucht Herrn Beithle nur ein genaues Maass von der Licht- 
öffnung seines Mikroskops, etwa einen von trocknem Holze 
geschnittenen und in jene ÖOeffnung eingedrehten Pflock, 
oder noch besser einen genau eingepassten Messingceylinder 
zu übersenden, und etwa nach acht Tagen ist das Instrument 
in seinen Händen; denn die auf einer Maschine liniirten 
Platten sind vorräthig, so dass nur der geeignete Cylinder 
hineingesetzt zu werden braucht. Eine Einsendung des 
Mikroskops ist nicht erforderlich und wäre nur in dem Falle 
anzurathen, dass der Tulus nicht mehr senkrecht stände. 
Die complicirtere Construction meines U.-I. bietet zwei 
sich senkrecht gegen einander bewegende Schieber, mit deren 
Hilfe grössere Genauigkeit sowohl im Einstellen der Objecte, 
als im Ablesen der Nummern ermöglicht wird. 
Da dieses Instrument sich mit seinem Cylinder in der 
Lichtöffnung des Öbjecttisches gleichmässig drehen lässt, 
ersetzt es nebenbei den bei schiefer Beleuchtung so wichtigen 
drehbaren Objecttisch. Die zuö Thlr. berechneten Exemplare 
bieten aber auch noch einen andern bedeutenden Vortheil. 
Der längere Schieber ersetzt in einfachster Weise den be- 
weglichen Objecttisch der grösseren englischen Mikroskope. 
Mit Hilfe desselben kann man nämlich jedes Präparat voll- 
ständig absuchen, indem man das letztere an ihm hingleiten 
lässt und ihn dann um den Durchmesser des Sehfeldes weiter 
rückt. So zieht allmählich ein Streifen von der Breite des 
Sehfeldes nach dem andern vor dem Auge durch. 
* 
