A. I.AUBY. — TKCUr^IQLE PALÉOPIIYTOLOGIQUE ÎNOUVELLE. 39 



2,1, l'emploi de liqueux's de densités appropriées nous offre le 



moyen d'isoler, de séparer ces minéraux des Diatomées. Mais 



ce que nous ne pourrons pas éliminer par ce moyen ce sont les 



spiqules d'épongés, dont la densité, mesurée par flottaison dans 



une liqueur d'iodures par M. Thoulet', est égale k 2,0361, et 



quelques très rares zéolithes (silicates hydratés à protoxyde 



variable) de densité inférieure à 2,2; nous pourrons cependant 



les éliminer ultérieurement en centrifugeant les divers liquides 



denses les tenant en suspension. 



Les appareils de Thoulet,Oebbekke,Harada, Buugger,Wulfing, 



que l'on emploie onlinairement pour la séparation des minéraux 



au moyen de liquides lourds, sont munis de robinets qui, outre 



qu'ils exigent des soins dans leur manœuvre, ne peuvent être 



adaptés à la séparation des organismes siliceux à cause de la 



difficulté de leur complet nettoyage, ce qui est dans ce cas un 



point essentiel pour éviter tout mélange. M. Cleiuci" a bien 



indiqué unap|)areil simplifié sans robinets, mais qui ne convient 



pas à la séparation mécanique des Diatomées. 



L'appareil que j'emploie^ consiste en un tube cylindrique en 

 verre de 28 centimètres de long et de 45 millimètres de dia- 

 mètre, gradué, ouvert à ses deux extrémités et muni de 6 tubu- 

 lures latérales disposées en hélice, comme le représente la figure 

 ci-contre (Fig. 1). 



La longueur de chaque tubulure est de 20 millimètres et leur 

 diamètre de 15 millimètres. Ce tube est fermé à sa partie supé- 

 rieure par un bouchon en caoutchouc percé d'un trou dans 

 lequel coulisse un tube de verre de 3 centimètres de diamètre 

 sur 10 de long, ouvert à ses deux extrémités; sur l'une d'elles on 

 adapte, à l'aide d'un collier serré par une vis, un tamis en crin à 

 mailles de 1 millimètre qui sera renouvelé à chaque traitement. 



La partie inférieure est fermée par un bouchon en caoutchouc 

 percé d'un trou dans lequel glisse à frottement dur un tube en 

 verre de 10 centimètres de long, portant sur sa paroi et à 25 



i. TnouLET (G.), Sur les spicules siliceux (Vèponges vivantes (C. H. Ac. Se, 

 t. CVIII, p. 1000). 



2. Clerici (E.), Apparechio simplificato per la Separazione mecnnica dei 

 Minerali (Atti R. Ace. Lincei, ser. 5, t. ï, pp. 637-639, lOOt). 



3. Il a été construit sur' mes données par M. Beiïlemunt, rue Cujas, à 

 Paris, qui a bien voulu se charger de ce travail difficile. 



