Planktonlarven in künstlichem Seewasser. — Thermometer. 



27 



■»<-= 



3. Temperatur des Wassers. 



A. Apparate. 



Im einfachsten Falle, wenn es sich um keine exakten Messungen 

 des Oberflächenwassers handelt, genügt jedes beliebige Thermometer. 

 Tauglicher schon ist das Träge- oder das Pinselthermometer. 



Die Entnahme der Wasserprobe geschieht auf -j o 



See zumeist mittels eines Segel tucheimers (sog. n 



Admiral), der einige Zeit nachgeschleppt und gut 

 ausgespült werden muß, damit seine eigene Tem- 

 peratur die des Wassers nicht ändere. Die Ablesung 

 der Skala hat im Schatten zu erfolgen. Thermo- 

 meter mit kleinem Schöpfgefäß aus Metall sind be- 

 quemer, aber entsprechend teuerer, nach Krümm el 

 indessen „von nebensächlichem Wert". 



In der gemäßigten und tropischen Region, wo 

 die Temperatur des Wassers sukzessive nach dem 

 Grunde zu abnimmt, werden gewöhnlich Maximum- 

 und Minimum -Thermometer verwendet, die, wenn es 

 sich um bedeutende Tiefen handelt, gegen den ge- 

 waltigen Druck (1 Atmosphäre pro 10 m) durch 

 eine besondere Glashülle geschützt sein müssen 

 (Fig. 9). 



Ein weiterer Apparat, dessen Anwendung be- 

 sonders in den arktischen und antarktischen Meeren 

 unentbehrlich ist wegen der eigenartigen Temperatur- 

 verhältnisse, wie sie durch die dort herrschende 

 dichotherme Schichtung der Wassermassen gegeben 

 sind, ist das von der Firma Ne- 

 gretti und Zambra in London 

 konstruierte Umkippthermo- 

 meter (Fig. 10). Einfacher ge- 

 baut ist das Umkehrthermometer 

 nach Luksch (Fig. 11). Alle 

 Kippthermometer beruhen auf dem 

 Kunstgriff, an dem Übergang der 

 Quecksilberkugel zur Kapillare 

 eine starke Verengerung anzu- 

 bringen, so daß hier der Queck- 

 silberfaden abreißt, wenn das 

 Thermometer um 180° gedreht 



Fig. 9. Maximum- und Minimumthermo- 

 meter nach Six für Tiefseegebrauch von 

 L. Casella in London. (Nach Krümmel.) 



Der linke Schenkel (1) ist oben mit einer thermo- 

 metrischen Flüssigkeit (Creosot) gefüllt, die beim 

 Erwärmen sich aasdehnt und das den hufeisen- 

 förmig gebogenen Teil der Kapillare (von a bis b) 

 einnehmende Quecksilber vor sich herschiebt, so 

 daß der Indexstift // im rechten Schenkel mit dem 

 unteren Ende die Maximaltemperatur anzeigt Bei 

 Abkühlung drängt der Quecksilberfade'n im linken 

 Schenkel den Indexstift / nach oben, dessen unteres 

 Ende dann die Minimaltemperatur angibt. Der 

 rechte Schenkel ist über dem Quecksilber (also 

 oberhalb b) teilweise mit derselben thermometri- 

 schen Flüssigkeit erfüUt, die wie ein Gegen- 

 gewicht wirkt, von c aufwärts aber luftleer. 



