VÎ TECHNIQUE DES DIATOMEES 131 



gouttelette de gomme avec un petit pinceau bien lavé, il enlève les 

 poussières avec un cil robuste et dispose les Diatomées sur le cover. 

 Il fait alors volatiliserla glycérine au bain-marie ou dans une étuve 

 à 100°. Les frustules adhèrent au verre, grâce à la très petite couche 

 de gomme qui y reste. L'indice de réfraction de la gomme adra- 

 gante est sensiblement égal à celui du verre (1,52). 



Appareils et procèdes de M. Rataboul. 



M. Rataboul a inventé divers petits instruments qui facilitent 

 beaucoup ces délicates manipulations et permettent de ranger les 

 Diatomées aussi régulièrement qu'avec le doigt mécanique de 

 Zentmayer. 



Le premier de ces instruments, qui sert pour le triage des grosses 

 espèces, est composé d'une planchette épaisse A (PI. III, Fig. 1) 

 servant à donner à l'appareil la stabilité voulue. Un bloc de bois B 

 à pans coupés s'y trouve fixé et sert à soutenir les mains, comme 

 les supports à plans inclinés des microscopes simples actuels. 

 Dans un angle de la planchette est une tige verticale en laiton D, 

 portant une branche horizontale doublement articulée, à l'extrémité 

 de laquelle est monté un doublet ou une loupe Coddington F, qui 

 peut ainsi s'élever ou s'abaisser et prendre toutes les directions 

 que l'on veut (1). 



Sur le sommet plat du bloc de bois est fixée la platine sur laquelle 

 on opère. C'est un secteur en cuivre C épais de 3 millimètres, noirci 

 sur sa face supérieure. Il est fixé sur le bloc par une vis à large 

 tête plate V, mais pas assez serré pour qu'il ne puisse tourner dans 

 son plan autour de cette vis comme centre. Il est, en outre, percé de 

 deux trous ronds (b, c, Fig. 2), inégaux, mais dont les centres sont 

 situés à la même distance du centre de la vis V, de sorte que les 

 rayons V b et V c sont égaux. Il est bon que cette platine tournante 

 soit assez grande pour que si, dans le transport des Diatomées, on 

 laisse échapper un frustule, il tombe sur la platine et ne soit pas perdu. 



On comprend facilement le mode d'emploi de ce petit appareil. Le 

 cover sur lequel on a déposé les Diatomées à trier est fixé sur le 

 plus grand trou c de la platine, et celui sur lequel on veut placer 



(1) Cette double articulation peut être réalisée d'une manière bien simple. La 

 pièce E, qui la représente, peut être un simple bouchon percé, avec une lime 

 queue de rat, de deux trous voisins et perpendiculaires. Dans l'un on enfonce 

 à frottement dur la tige verticale D et dans l'autre le support horizontal du 

 doublet. On peut ainsi élever ou abaisser la loupe en élevant ou abaissant le 

 bouchon qui la porte sur la tige D, comme on peut allonger ou raccourcir le 

 levier horizontal en l'enfonçant plus ou moins dans le bouchon. Quand celui-ci 

 est usé par les frottements, on le remplace par un autre. 



