144 LES DIATOMÉES 



dans l'axe optique ou le rejeter sur le côté. Cet appareil peut être 

 enlevé et remplacé par de simples diaphragmes ou un appareil de 

 polarisation. 



L'instrument est construit sur les mêmes principes que les 

 précédents, avec une extrême solidité et une précision rigoureuse 

 dans le mécanisme : colonne du mouvement lent montée à prisme, 

 crémaillère portée sur le tube lui-même, pour maintenir l'exactitude 

 du centrage. La vis micrométrique du mouvement lent a exactement 

 1/4 de millimètre de pas, et le bouton qui la surmonte est divisé sur 



Fig. 79. — Microscope bactériologique de MM. Bézu, Hausser et C io . 



ses bords en 50 parties, ce qui permet de mesurer un mouvement 

 vertical du tube de ~ de millimètre. Et même, grâce à l'index fixe 

 placé devant la tète de vis, on peut apprécier facilement un dépla- 

 cement d'une demi-division, c'est à dire un mouvement vertical de 

 1/400 de millimètre. 



Cet instrument est, comme les précédents, muni d'un adapteur 

 pour fixer les objectifs. 



Le tube, à tirage, mesure 13 centimètres sans le tirage, et 20 cen- 

 timètres quand celui-ci est entièrement développé. 



Le microscope, porté sur un pied lourd, en fer à cheval n'a, prêt 



