148 LES DIATOMÉES 



construction des microscopes ; c'est à l'Exposition Universelle de 

 1878 que nous avons examiné pour la première fois ses instruments 

 déjà fort remarquables et qui nous ont été présentés par le profes- 

 seur Von Fleischl. 



Depuis lors, elle a fait de grands et incessants progrès et ses 

 microscopes ainsi que ses autres appareils d'optique peuvent être 

 comptés parmi les meilleurs. 



Nous citerons seulement son grand modèle n° I dont la platine est 

 à tourbillon, c'est-à-dire tourne avec le corps du microscope, et le 

 modèle n° Iï b dont la platine est fixe, ce qui n'a pas d'inconvénient 

 notable, l'instrument étant muni (comme le grand modèle, d'ailleurs) 

 d'un éclairage d'Abbé porté sur une tige excentrique. 



Ces microscopes sont construits sur les principes que nous avons 

 indiqués plus haut, montés à prisme, avec la crémaillère fixée 

 directement sur le tube et la tête de la vis micrométrique, divisée, 

 tournant devant un index fixe. 



Ajoutons que M. C. Reichert a inventé un chariot mobile, à 

 mouvements rectangulaires., qui se place à volonté sur la platine, 

 à l'aide de crans d'arrêt et d'une vis de serrage prenant son point 

 d'appui à la face postérieure de la colonne (Fig. 80). 



Enfin, nous devons signaler, du même constructeur, un micros- 

 cope bactériologique \ à platine carrée (pouvant recevoir le chariot 

 mobile), non rotative, mais munie d'un éclairage du système xVbbé, 

 et qui est un fort bon instrument. La tète de la vis micrométrique 

 est divisée et le nombre des divisions dont elle tourne est indiqué 

 par un index. 



§ % — LES OBJECTIFS 



Si la construction du microscope doit être parfaite pour l'étude 

 des Diatomées, on conçoit de quelle importance doit être l'excellence 

 des objectifs. 



Nous ne pouvons faire ici la théorie de la construction des objectifs 

 et de la formation des images microscopiques, nous rappellerons 

 seulement que les objectifs, pour servir utilement à l'observation 

 des fins détails de structure des Diatomées, doivent être doués d'un 

 grand pouvoir de définition et de résolution, c'est-à-dire fournir 

 des images dont les contours et les linéaments soient extrêmement 

 nets et dont les parties soient bien dessinées et distinctement 

 séparées. 



Quant au pouvoir de pénétration, il est presque toujours suffi- 

 sant pour l'examen de ces petits corps. On sait que ce qu'on appelle 



