vu. moyens d'étude 101 



et le couvre-objet, pour qu'on puisse employer des lamelles facile- 

 ment maniables. 



Nous pensons que les diatomistes pourront se contenter des n u " 2 

 et 4, comme chercheurs, fi* *>, qui est un bon objectif de travail 

 avec 1/4 de pouce de foyer, n° 7 et n os 8 ou 9. 



Le n° 7, 1,0 de pouce, est un des plus précieux pour les recher- 

 ches courantes, son ouverture numérique est 0,95. Il résout très 

 facilement le Pleurosigma angulatum dans la lumière cen- 

 trale. 



Le n° 8, 1/9 de p., a une ouverture numérique de 0,97. 



Le n° 9, 1/11 de p., a une ouverture numérique de 0,98. 



Tous ces objectifs sont admirablement clairs, donnent un champ 

 très plan, une image très brillante et parfaitement définie. Ils 

 supportent sans inconvénient sensible un très fort grossissement 

 par l'oculaire. 



On peut ainsi pousser le grossissement par les oculaires jusqu'à 

 450 diamètres avec l'objectil n° 7 et jusqu'à 800 et 1000 diamètres 

 avec les objectif 8 et 9. 



Toutefois, nous pensons qu'on peut remplacer l'objectif n° 9 à sec 

 par un objectif à immersion. 



La série des objectifs à immersion dans l'eau comprend 5 numéros : 

 9, 10, 18, 15 et 18, correspondant à des longueurs focales de 1/12, 

 1/16, 1/25 1/33 et 1/50 de pouce. 



Tous ces objectifs sont munis d'un système de correction pour 

 l'épaisseur du couvre-objet, et sont absolument de premier ordre (1). 

 C'est à leur aide qu'ont été faites presque toutes les découvertes 

 dans le monde des infiniment petits, et c'est de tous ceux qui ont 

 le plus contribué à la connaissance des Diatomées. 



Les trois premiers sont les plus pratiques, et c'est le u° 9, (1/12 de 

 pouce,) que nous proposons pour remplacer le n° fc 9 à sec, quand on 

 possède le n° 8 et qu'on est obligé de réduire un peu sa collection 

 d'objectifs. 



Le n° 9 à immersion dans l'eau a une ouverture numérique de 1,20. 



Le n° 10, le plus célèbre de tous, a 1/16 de p. de foyer et une 

 ouverture de 1,20. 



Ces objectifs résolvent aisément le Surirella gemma, le Frus- 

 tuliq saœonica, HAmphipleura pellucida, et tous les tests les 

 plus difiieiles. 



Il en est de même du n° 13, qui a 1/25 de pouce de foyer, et 1,20 



(1) Voir pour les détails de la correction et autres : 



J. Pklletan. Le Microscope, son emploi et ses applications. Paris, 1876, 

 in-8° 300 fig. 

 « Théorie du Microscope d'après les idées actuelles. Paris 1888. 



