vu. moyens d'étude 163 



L'opticien qui a construit les meilleurs objectifs du monde fut 

 R. B. Toiles, de Boston, mort malheureusement, il y a quelques 

 années. Nous avons été jadis le zélé propagateur, en France et sur 

 le continent, de ces admirables instruments. Aujourd'hui, le fils de 

 son ancien maitre Ch. Spencer, de Geneva, est à notre avis le pre- 

 mier opticien du Nouveau-Monde. 



En Angleterre, MM. Powell et Lealand occupent le premier rang 

 et leurs objectifs sont tout à fait supérieurs. Nous pouvons citer sur- 

 tout le 1/8 de p. (new formula), à immersion dans l'eau, qui est 

 célèbre, le 1/16 à eau et le 1/12 à immersion homogène, etc. 



Malheureusement, les objectifs anglais et américains sont d'un 

 prix tellement élevés qu'ils restent à peu près inabordables pour la 

 majorité des micrographes. 



En Allemagne, les constructeurs ne font pas très cher, mais ils 

 font grossier, et nous n'avons à citer que M. C. Zeiss, bien connu 

 d'ailleurs, et qui a construit les premiers objectifs à immersion 

 homogène. Ce constructeur, aidé pour la partie théorique par son 

 beau-frère, le professeur Abbé, occupe aujourd'hui une des pre- 

 mières places dans l'optique scientifique. Il a certainement réalisé 

 un progrès considérable pour l'Allemagne où, jusqu'à lui, on cons- 

 truisait fort mal. Toutefois, nous avons dit que, pour la partie méca- 

 nique, les bons instruments français, tels que ceux que nous avons 

 décrits, sont très supérieurs aux meilleurs instruments allemands, 

 et pour la partie optique, on trouve aussi bien en France. 



Nous devons, cependant, ajouter quelques mots relativement aux 

 objectits apochromatiques que construit M. C. Zeiss. 



Ces objectifs composent trois séries : une série à sec, une série à 

 immersion dans l'eau, une série à immersion homogène. 



La série à sec comprend trois numéros: un objectif de 2/3 de pouce 

 (16 millirn.) de foyer, avec une ouverture numérique de 0,30 ; un 

 objectif de 1/3 de pouce (8 millirn.) de foyer, avec une ouverture 

 de 0,60 ; un objectif de 1/6 de p. (5 millirn.), avec une ouverture 

 de 0,95. — Tous sont construits pour fonctionner avec une 

 longueur de tube de 16 centimètres (tube des microscopes 

 continentaux) et 18 centimètres en comptant la hauteur de la 

 monture (1). 



Il n'y a, actuellement, qu'un seul objectif à immersion dans l'eau 

 (avec correction). Il a 1/10 de p. de foyer et une ouverture numé- 

 rique de 1,25. 



La série des objectifs apochromatiques à immersion homogène 



(lj Une autre série est construite pour les tubes anglais, de 25 centimètres- 

 Elle comprend 3 objectifs de 1 p., 1/2 p. 1/4 de p. (24, 12, 6 millimètres^ 

 avec des ouvertures numériques 0,30, 0,60, 0,95; 



