vu. moyens d'étude 183 



mais les coupes obtenues nous ont paru moins satisfaisantes et 

 sont plus difficiles à traiter ultérieurement. 



Pour faire les coupes, on ne peut espérer réussir en opérant à 

 main levée avec un rasoir. Le coup de rasoir donné avec la 

 main n'est pas assez rapide et fort : les Diatomées que la lame 

 rencontre en traversant la masse ont le temps de faire bascule 

 sous la pression du couteau, en raison de la résistance qu'elles 

 opposent, résistance grande relativement à celle de la masse qui les 

 entoure. 



Il faut de toute nécessité employer un microtome, et même un 

 excellent microtome, parfaitement construit, d'une marche très 

 régulière et armé d'un rasoir à trempe dure. Le rasoir sera, du 

 reste, assez vite émoussé et aura souvent besoin d'être aiguisé. 



On se sert aujourd'hui beaucoup des microtomes allemands qui 

 fonctionnent en général bien, mais nous pouvons surtout recom- 

 mander un excellent instrument français, le microtome à levier, de 

 Hansen, construit par M. E. Deyrolle, à Paris. Le maniement en 

 est infiniment plus commode que celui des instruments allemands ; 

 la construction et la marche de l'appareil sont parfaites, et sa soli- 

 dité extrême. 



Ajoutons que cet instrument peut servir dans un laboratoire, à 

 toute espèce de coupes et qu'il fonctionne à volonté dans un 

 liquide ou sur des corps durcis par congélation. 



Le microtome de Hansen est à glissement pour le rasoir et à levier 

 pour l'objet. Le rasoir est monté sur le chariot au moyen d'un dispositif 

 nouveau qui lui permet de prendre toutes les inclinaisons pos- 

 sibles. 



La pièce portant l'objet est soulevée, après chaque coup de rasoir, 

 par un levier sur lequel agit à l'autre bout une vis micrométrique 

 de 1/2 millimètre de pas, dont la tète porte un cercle divisé en 

 50 dents; quand, à l'aide d'une petite manivelle, on fait tourner le 

 cercle d'une division, la vis s'abaisse de 1/30 de 1/2 millimètre ou 

 1/100 de millimètre et comme le bras du levier qui agit sur la pince 

 est o fois plus petit que celui sur lequel presse la vis, la pince ne 

 s'élève que de I/o de 1/100 de millimètre, c'est-à-dire de 1/500 de 

 millimètre, ce qui représente une coupe extrêmement mince. 



S'il était possible de réaliser pratiquement sur les Diatomées des 

 coupes aussi fines, ce qui serait sans doute très difficile, on voit 

 qu'on pourrait réellement débiter un frustule en tranches, puisqu'il 

 y a des espèces qui mesurent mm ,o de long dans lesquelles on 

 pourrait faire deux coupes, et que la plupart ont plusieurs cen- 

 tièmes de millimètres. Mais nous pensons qu'il nest pas nécessaire 

 d'obtenir des coupes aussi minces et qu'il suffit d'avoir une coupe 

 dans un frustule. 



