132 LES DIATOMÉES 



les frustules choisis est collé sur le plus petit trou b. Sur ce petit 

 cercle on trouvera aisément le centre, s'il s'agit, par exemple, d'y 

 monter une seule Diatomée. On fixe les covers sur la platine avec 

 un peu de paraffine que l'on fond à l'aide d'une petite tige métallique 

 chauffée. On dispose alors la loupe au dessus du cover c. Avec le 

 poil emmanché on choisit un frustule ; puis, de la main gauche, on 

 imprime un léger mouvement de rotation à la platine jusqu'à ce que 

 le cover b vienne se placer sous la loupe. On y dépose alors le frus- 

 tule dans la position voulue ; — et l'on recommence. 



Il n'y a pas, ordinairement, de miroir. Les Diatomées se voient, 

 en effet, plus distinctement sur un fond noir que sur un fond éclairé. 

 Aussi, est-il avantageux de coller un peu de papier noir sous les 

 ouvertures b, c, de la platine. Si, cependant, il est nécessaire 

 d'éclairer par dessous, on peut disposer en N un petit miroir. 



Cet appareil est très commode toutes les fois qu'on a à trier de 

 grosses espèces, et que la loupe, qui ne renverse pas les images, 

 donne un grossissement suffisant. Mais pour les très petites espèces, 

 alors qu'il faut un grossissement de 100 à 150 diamètres, on est 

 obligé de remplacer la loupe par un microscope composé, en cher- 

 chant toujours à obtenir surtout le grossissement par l'oculaire pour 

 avoir plus d'espace sous l'objectif. . 



L'appareil doit alors être modifié. Laplatine tournante estmontée de 

 la même manière sur uneplaque de cuivre A (Fig. 3.) percée d'un trou 

 à son centre. Cette plaque est fixée solidement avec des vis sur la 

 platine du microscope de manière que son trou central, sur lequel 

 on amènera successivement les ouvertures b, c, coïncide avec le trou 

 de la platfne du microscope. On dispose, de chaque côté de l'instru- 

 ment des blocs, devant servir d'appuie-mains, et l'on opère sous le 

 microscope composé comme on a fait sous le doublet, mais les images 

 et les mouvements sont renversés. 



Mais alors, il devient le plus souvent nécessaire, pour donner au 

 poil des mouvements assez petits et assez sûrs, de le monter en 

 doigt mécanique. On se sert alors d'un petit instrument dont le 

 principe est dû à M. J. Chalon. > 



Une bande de cuivre Ci(Fig. 74) formant bague ou ceinture, serrée 

 par une vis U, peut être fixée solidement à la partie inférieure du 

 tube du microscope, au dessus de l'objectif. Elle porte sur un de ses 

 côtés une tige D qui, par deux articulations à boule M et S, soutient le 

 poil emmanché Z. L'articulation M permet tous les mouvements à la 

 tige T qui la traverse et dont on peut régler la longueur avec la vis 

 de pression R. La boule de l'articulation S est traversée par la tige P 

 qui porte le poil, et la longueur de cette tige peut de même être 

 réglée en l'enfonçant plus ou moins dans la boule S. Le poil a donc, 

 lui aussi, des mouvements dans tous les sens. On règle la hauteur de 



