Vr TECHNIQUE DES DIATOMEES 133 



la tige T et la longueur de la tige P de manière à ce que le poil puisse 

 manœuvrer sur la platine du microscope sur laquelle est adaptée la 

 plaque de cuivre portant le secteur et les covers fixés à la paraffine. 

 On travaille alors sous l'objectif, avec le secteur tournant, comme on 

 faisait précédemment sous le doublet, mais avec une grande sûreté 

 de main et par des mouvements aussi précis et aussi petits qu'il est 

 nécessaire (1). 



Il est facile de comprendre que, lorsqu'on emploie le doigt 

 mécanique, certains mouvements sont renversés et d'autres ne 

 le sont pas, ou plutôt sont redressés par le microscope. Ainsi, 



dans la position de la figure, si l'on pousse la tige P vers la gauche, 

 le poil qui la termine prendra réellement cette direction, mais le 

 microscope renversera le mouvement et le poil, paraissant venir 

 par la gauche du champ, s'avancera vers la droite. Mais si l'on pousse 

 la tige P vers le devant du microscope, il se fera un mouvement de 

 pivotement autour de l'articulation S comme centre et le poil viendra 

 en arrière sous l'objectif; mais le microscope renversera le mouve- 

 ment et le poil paraîtra dans le champ venant de l'arrière et 

 marchant vers le devant du microscope, c'est-à-dire que l'image 

 sera redressée. Dans ce dernier mouvement, il faut remarquer 



(1) On trouve le doigt mécanique décrit ci-dessus au Laboratoire du Journal 

 de Micrographie, à Paris. 



